344 



ductibilite sera grande , ct plus les quantises que le galvano- 

 metre sera propre a mesurer, seront considerables. Aucon- 

 Iraire, plus le fil sera long et fin, plus le galvanometre sera 

 sensible , plus les quantites qu'il sera propre a mesurer seront 

 petites. II taut done, avant de se servird'un galvanometre, se 

 raisonner son emploi ; il faut, pour la mesure des quantites, 

 s'assurer que les quantites a mesurer se trouvent dans la 

 limite de conductibilite parfaite du galvanometre , par la 

 methode que nous venous de decrire. 



Apres avoir done determine la limite apres laquelle le gal- 

 vanometre cesse d'etre eonducteur parfait pour la quantite 

 d'un couple, dont les elements et les surfaces sont cormus, 

 et a la quantite duquel toutes les quantites a mesurer devront 

 etre inferieures, on gradue 1'appareil selon les methodes or- 

 dinaires. Les degres marques seront 1'expression exacte , 

 autant que possible dans ces sortes d'observations , des quan- 

 tites inferieures a la quantite maxima qui a servi a determiner 

 le champ de conductibilite parfaite du galvanometre. 



III. Occupons-nous maintenant de la mesure des intensites. 

 Nous savons que pour arriver a cette mesure, il est necessaire 

 d'opposer a la marche du courant line certaine resistance, 

 pour que 1'obstaele vaincu nous serve lui-meme de mesure : 

 car autrement , s'il n'y a point d'obstacle a vaincre , il arri- 

 vera ce qui est arrive dans Tune des experiences precedences ; 

 nous, ne mesurerons que la quantite du courant. Nous ajou- 

 terons done an galvanometre a fil court, tel que nous venous 

 de le construire , un appareil propre a opposer au passage 

 des couranls une resistance connue , qui sera comme un dyna- 

 mometre a intensite (1); la resistance surmontee nous con- 

 duira a la mesure de cette intensite. 



Je dispose done, a cet effet, sur un cadre isolant, un fil 

 tnediocrement eonducteur en or ou en platine , tres-long , 

 que j'enroule autour de ce cadre isolant, et que je divise sur 

 toute sa longueur en parties e'gales, soit en metres. Le fil , 

 pour plus d'economie pourrait etre un fil de fer enduit de 

 plombagine, de maniere a ce qu'ii puisse toujours, par le 

 eonlact, livrer passage au courant, quand on le meltra en 



(1) J'appelle cette partie du galvanometre a intensite, dynamometre, 

 parce qu'il joue le role d'un veritable dynamometre. En effet, le dy- 

 namometre est un instrument destine a mesurer 1'intensite des forces 

 par rappreciation d'une resistance connue , de celle d'un ressort, par 

 exemple , mesuree par la marche d'une aiguille sur un cadran. II y a 

 analogie entre cette maniere de mesurer rintensite des forces meca- 

 niqiies, et celle que j'emploie pour mesurer 1'intensite des courants, 

 savoir, par la resistance appreciee qu'oppose a ces courants un fil 

 d'une longueur connue plus ou moins grande. 



