345 



communication avec les poles de la pile. L'un des bouts de ce 

 fil communique avec le galvanometre , mis lui-meme en rela- 

 tion avec Tun des fils conducteurs de la pile; I'autre fil con- 

 ducteur de la pile porte une pince metallique , propre a le 

 mettre en contact avec le fil de 1'appareil dynamometrique. 

 De cette maniere , le circuit est etabli , et le courant passe a 

 travers toutes les parties du systeme. 



Maintenant que nous connaissons 1'appareil , appliquons-le , 

 et cherchons a etablir la comparaison entre les inlensite's de 

 deux couples, independamment de leurs quantites respectives, 

 qu'il nous est du reste facile de connaitre par le procede iri- 

 dique plus haut. 



Pour cela , j'ai pris deux couples, Tun de Daniel , 1'autre de 

 Bunsen ; leurs quantites respectives ayant etc trouvees diffe- 

 rentes , je les ramenai a 1'egalite , et leur fis marquer le meme 

 degre au galvanometre a fil court , en diminuarit la surface du 

 plus grand couple , jusqu'a ce que son courant descendit au 

 degre marque par le plus petit ; cela fait , je les fis agir isole- 

 ment sur le galvanometre : chacun isolement marqua sans fil 

 dans le circuit, 4, 50. 



Eri intercalant dans le circuit, 20 metres du fil de 1'appareil 

 dynamometrique , le premier couple amena 1'aiguille a 3; 

 le second n'est descendu a ce meme point , 3, qu'apres 

 avoir traverse une longueur double de fil intercale dans le 

 circuit , savoir 40 metres au lieu de 20 metres. J'en conclus 

 que l'intensite du couple Daniel , est a 1'intensite du couple 

 Bunsen , comme 20 est a 40 : 



Int. D: Int.B :: 20 : 40 :: 2 : 4. 



C'est-a-dire , que l'intensite du couple Bunsen etait double 

 de celle du couple Daniel, dans le cas actuel. 



J'ai decrit 1'application de 1'appareil precite , a la mesure 

 des intensites, en indiquant les operations a faire poury arri- 

 ver. II s'agit maintenant de justifier ces operations et de mon- 

 Irer qu'elles nous donnent exactement cette mesure. 



Je dis d'abord que pour arriver a pouvoir mesurer les in- 

 tensites de deux courants, il faut commencer par ramener a 

 1'egalite leurs quantites respectives. En effet , que voulons-nous 

 faire? Nous youlons comparer les intensites, independamment 

 des quantite's des courants , et nous servir pour cela du pal- 

 vanometre et des indications que nous fournissent les devia- 

 tions de 1'aiguille aimantee ; mais nous n'avons pas bespin de 

 la difference de ces quantites entr'elles. Cette difference 

 serait dans 1'apprecialion de l'intensite , non seulement une 

 complication , mais meme une cause d'erreur car, un surcrott 



