39 



Tre'ea, de Douai, qui a pour litre : Galvanometrie analytique. 



L'auteur etablit d'abord une distinction precise entre la 

 quantite ou la masse du fluide en mouvement, et Yintensiteou 

 f'energie plus ou moins grande que possede ce fluide pour 

 vaincre les obstacles qu'il doit parcourir. La quantite aug- 

 mente dans une pile avec la grandeur des elements, le rappro- 

 chement des surfaces , la force de la dissolution et la conuuc- 

 tibilile des substances employees. Les differentes causes qui 

 font croitre rintensite sont : le nombre des couples , la moin- 

 dre conductibilite des elements et leur eloignement, enfin, 

 1'abondance meme du fluide. Cette derniere cause est excessi- 

 vement secoudaire. Les piles thermo-electriques, par exemple, 

 ne peuvent produire que des courants d'une tres-faible in- 

 tensite parce que la grande conductibilite des elements per- 

 met aux fluides de se recombiner avec facilite a travers la 

 pile et de reculer ainsi devanl les moindres obstacles. Si les 

 causes de la quantite et de 1'intensite dans les couranls sont 

 differentes , leurs effets speciaux ne le sont pas moins ; or, les 

 divers courants peuvent posseder ces deux qualiles dans des 

 proportions respectives infiniment variees. 



La mesure des courants est done complexe et il imporle, 

 pour 1'obtenir avec exactitude , d'isoler et de mesurer sepa- 

 rement leur quantite et leur intensite. La disposition ordi- 

 naire des Galvanometres est insuffisante pour arriyer a ce 

 but : en effet , im Galvanometre a fil court , s'il laisse 

 passer toute la masse d'electricite produite, marquera le 

 nieme degre avec un ou plusieurs elements; il ne dira done 

 rien relativement a rintensite ; un Galvanometre a fil long 

 marquera un degre d'autant plus eleve que rintensite sera 

 plus grande ; il ne mesurera plus la quantite reelle du cou- 

 rant, mais seulementla quantite qu'illaissera passer. 



L'auteur, dansun second chapitre intitule, Galvanometres 

 analyseurs, indique les modifications a introduire dansl'em- 

 ploi des Galvanometres pour arriver a cette double determi- 

 nation ; il emploie , pour mesurer la quantite des courants , des 

 Galvanometres a fil assez court pour laisser passer toute la 

 masse d'electricite que peuvent produire les piles sur les- 

 quelles il veut experimenter; il s'assure que le fil est un con- 

 ducteur par fait dans cette limite en adaptant successivement 

 au Galvanometre deux elements olus forts que ceux dont il 

 doit faire usage et donnant lieu a une meme deviation de 

 1'aiguille, puis en les reunissant en serie; si la deviation est 

 encore la meme dans ce dernier cas, c'est que Tint ensile n'a 

 aucune influence et que le fil ne met aucun obstacle an passage 

 du courant. Le Galvanometre ainsi prepare estapte a mesurer 

 les quanlites d'electricite dans la limite determinee. 



