( 976 ) 

 pression de 760 millimtres serait 



a tant le coefficient de dilatation de l'air et k celui du verre. Le poids du 

 gaz est P' ff, sous la pression H' A' et la temprature t'. Le poids du 

 mme gaz qui remplit le ballon o degr, et sous la pression de 760 milR- 

 mtres, sera 



en admettant que le coefficient de dilatation du gaz est le mme que celui 

 de l'air. 



La densit du gaz est reprsente par le rapport de ces deux poids 



V' p' H A i + ^f i+af' 

 p /> ' R'h'.' T+T7 ' i +ou' 



Cette mthode exige la connaissance exacte de plusieurs lments dont 

 la dtermination prsente, en gnral, de grandes incertitudes. 



On a besoin de connatre trs-exactement les tempratures t et t' que 

 prsentent l'air et le gaz au moment o l'on ferme le ballon. On se contente 

 ordinairement d'observer un thermomtre plac dans le voisinage du bal- 

 lon ; ce moyen est trs-dfectueux : le thermomtre est influenc par des 

 circonstances trangres , et la temprature qu'il indique peut tre notable- 

 ment diffrente de celle des couches d'air dans lesquelles il se trouve plong, 

 et, plus forte raison , de celle du gaz qui remplit le ballon. 



MM. Dumas et Boussingault, qui se sont occups dans ces derniers temps 

 [annales de Chimie et de Physique , 3* srie, tome III, page 270), avec 

 beaucoup de succs, de la dtermination de la densit de quelques gaz, 

 placent le thermomtre destin indiquer la temprature du gaz au centre 

 mme du ballon, et, pour plus de sret , ils rendent cette temprature trs- 

 peu variable en plaant le ballon dans une enceinte ou cave artificielle for- 

 me par un grand vase cylindrique en zinc double paroi. L'espace annu- 

 laire, que laissent entre elles les deux parois, est rempli d'eau une temp- 

 rature peu diffrente de celle de l'air ambiant. Avec cette disposition on 

 peut admettre que la temprature du gaz est connue avec une exactitude 

 suffisante. 



Mais les plus grandes incertitudes consistent dans les peses du ballon ; 



