( 978 ) 

 poids placs sur le second plateaa , je l'quilibre au moyen d'un second ballon 

 hermtiquement femi et qui prsente le mme volume extrieur que le 

 premier ballon. On accroche ce second ballon sous le second plateau de la 

 balance, de faon ce qu'il flotte dans la mme couche d'air que le premier. 

 Les deux ballons dplacent exactement le mme volume d'air; toutes les va- 

 riations qui surviennent dans l'air affectent exactement de la mme manire 

 les deux ballons, qu'elles proviennent de changements de temprature, ou 

 (le pressions baromtriques, ou des variations dans la composition de l'air. On 

 n'a plus se proccuper, au moment des peses, des observations du ther- 

 momtre, du baromtre, de l'hygromtre; il suffit d'attendre que les deux 

 ballons se soient mis en quiUbre de temprature, et une fois que l'quilibre 

 est tabli, il persiste indfiniment. On a, par consquent , un caractre bien 

 certain pour reconnatre le moment o l'on doit inscrire la pese. 



Cette mthode prsente encore un autre avantage : le verre est une sub- 

 stance trs-hygromtrique, la quantit d'eau qu'il condense sa surface varie 

 avec ltat d'humidit de l'air; cette quantit doit, par consquent, varier 

 dans les diffrentes peses et apporter une nouvelle cause d'erreur. Cette 

 cause d'erreur est compltement vite dans ma manire d'oprer : les 

 deux ballons tant forms par le mme verre, on peut admettre qu'ils con- 

 densent sensiblement des quantits gales d'humidit, quand ils sont plongs 

 dans le mme air; il suffira donc d'essuyer les ballons au mme moment et 

 de les abandonner pendant un temps suffisamment long suspendus aux cro- 

 chets de la balance, pour qu'ils se mettent exactement en quilibre de tem- 

 prature et d'humidit. On reconnat, d'ailleurs, que ce moment est arriv 

 par la constance des indications de la balance. 



Les ballons ont une capacit de lo litres environ. Le ballon qui doit ren- 

 fermer le gaz porte une monture robinet; cette monture est adapte sur le 

 col du ballon d'une manire particulire, qui permet de maintenir sans in- 

 convnient le ballon et mme le robinet dans la vapeur de l'eau bouil- 

 lante. Cette monture se compose de deux pices que l'on sene l'une contre 

 l'autre au moyen de vis et qui comprennent entre elles une gorge. On enve- 

 loppe le col du ballon avec un bourrelet de chanvre fortement imprgn 

 d'un mastic gras form de parties gales de minium et de cruse, que 

 l'on a broys avec de l'huile de lin, de manire en former une pte dure. 

 En serrant les deux parties de la monture au moyen des vis, on comprime lo 

 bourrelet dans la gorge, et l'excs de mastic sort entre les deux surfaces rap- 

 proches. Pour que le mastic ne puisse pas pntrer dans l'intrieur du bal- 



