{ 9o ) 

 preuves pour s'assurer cjuils satisfaisaient .lux conditions requises; ils sont 

 rests suspendus pendant quinze jours sous les plateaux de la balance , et 

 l'quilibre a rigoureusement persist pendant tout ce temps, bien que la 

 temprature de l'air ait chang dans cet intervalle de o degr 17 degrs, 

 et la pression baromtrique de 741 millimtres 771 millimtres. 



Voici maintenant la manire gnrale d'oprer. Le vide tant fait dans 

 le ballon aussi compltement que possible, on le met en communication 

 avec l'appareil qui produit le gaz dont on cherche dterminer la den- 

 sit, et l'on ouvre le robinet de telle faon que le gaz conserve dans l'ap- 

 pareil un lger excs de pression. Lorsque le ballon est rempli de gaz, on le 

 met de nouveau en communication avec la machine pneumatique, on fait 

 un vide trs-parfait, puis on le remplit de nouveau de gaz. Afin d'viter 

 toute correction sur la temprature, correction qui exigerait la connaissance 

 du coefficient de dilatation du gaz, on dispose le ballon dans un vase en 

 zinc , dans lequel on l'enveloppe compltement de glace fondante. Avant de 

 fermer le ballon, on le met en communication immdiate avec l'atmosphre, 

 afin (jue le gaz se mette en quilibre avec la pression atmosphrique. 



IjC ballon sorti de la glace est lav avec de l'eau, puis essuy; on le 

 suspend au crochet de la balance. Il faut un temps assez long , souvent plus 

 de deux heures, pour que le ballon prerme exactement la temprature de 

 l'air ambiant, et pour que sa surface se couvre de la quantit normale 

 d'humidit. 



" fiCS peses ont t faites avec une excellente balance construite par 

 M. Deleuil, et appartenant M. Paul Thenard; elle permet d'apprcier 

 avec certitude un demi-milligramme lorsque la balance est charge de i kilo- 

 gramme sur chaque plateau. Cette balance est dispose sur une grande ar- 

 moire construite sur le modle de celle de MM. Dumas et Boussingault. Dans 

 ma manire d'oprer, une balance ordinaire de Fortin servirait galement 

 bien , pourvu que l'on prservt les ballons des courants d'air au moyen de 

 quelques feuilles de carton. A la fin de la pese, l'observateur n'approche 

 plus de la balance ; il observe les oscillations du flau de loin avec une 

 lunette. 



MM. Dumas et Boussingault ont signal, dans leur Mmoire, page 274, 

 une circonstance qui peut souvent faire commettre des erreurs dans les pe- 

 ses. En essuyant le ballon avec un linge sec, on l'lectrise d'une manire 

 trs-marque. J'ai t frapp du temps extrmement long que l'lectricit 

 emploie pour se dissiper; ainsi le ballon, frott avec un linge sec, pesait, 

 dans les premiers moments, f de gramme de plus que son poids vritable ; 



