( 9^1 ) 

 au bout d'une heure il prsentait encore une surcharge de o^'',i5; aprs cinq 

 heures il tait encore trop lourd de plus d'un centifframme. L'influence de 

 celte lectricit est surtout considrable lorsque les parois de l'armoire sont 

 recouvertes de plomb et que le ballon est peu loign du plancher. 



L'lectricit disparat entirement en frottant le ballon avec un linge 

 mouill. Datis toutes mes expriences j'avais soin d'essuyer les ballons avec 

 une seivielte lgrement mouille avec de l'eau distille, et, avant de les ac- 

 crocher la balance, Je m'assurais, sur un lectroscope feuille d'or, qu'ils ne 

 prsentaient pas tracef d'lectricit. 



>' On laissait souvent les ballons accrochs la balance jus(|u'au lende- 

 main matin , pour s'assurer quo le poids restait rigoureusement constant. 



La pression baromtrique, ainsi que la force lastique du gaz qui reste 

 dans le ballon aprs qu'on y a fait le vide, taient mesures au moyen 

 d'un appareil particulier que, pour simplifier la description, j'appellerai 

 manomtre baromtrique. Cet appareil peut tre construit facilement, et 

 peu de frais, par chaque physicien, et il prsente une exactitude 

 bien plus grande que celle que l'on obtient avec les baromtres des plus 

 grandes dimensions. Il consiste en deux tubes A et B attachs sur une 

 planche , qui est fixe elle-mme d'une manire invariable contre un mur 

 vertical. 



Le tube A est un baromtre de 20 millimtres de diamtre intrieur. 

 On a fait bouillir le mercure avec le plus grand soin dans le tube, puis on a 

 retourn le tube dans une cuvette remplie de mercure .sec. La cuvette est une 

 caisse rectangulaire en fonte deux compartiments ; le plus petit de ces 

 compartiments sert de cuvette au baromtre. Dans le second compartiment 

 plonge le tube B qui a le mme diamtre que le tube A, et qui peut, au 

 moyen d'un tube en plomb , tre mis en communication avec les appareils 

 dans lesquels on doit mesurer des forces lastiques plus faibles que celles de 

 l'atmosphre. Un robinet, plac sur ce compartiment, permet de faire 

 baisser volont le niveau du mercure. 



Lorsque l'on veut dterminer la pression de l'atmosphre au moyen de 

 cet appareil , on verse du mercure dans la cuvette , de manire faire passer le 

 niveau au-dessus de la cloison , puis on descend une vis deux pointes noir- 

 cies, jusqu' ce que la pointe infrieure affleure exactement la .surface du 

 mercure. On mesure , avec le cathtoratre , la diffrence de hauteur entre 

 le niveau du mercure dans le baromtre et la pointe suprieure de la vis , et 

 l'on ajoute cette mesure la hauteur de la vis entre ses deux pointes. 



Aprs la pese du ballon pleiu de gaz , on y fait le vide. Pour cela , on 



