(982 ) 

 enveloppe de nouveau le ballon de glace , et on le met en communication 

 au moyen d'un tube trois branches , d'im ct avec la machine pneuma- 

 tique, et de l'autre avec le tube du manomtre baromtrique. On fait le 

 vide, puis on spare la machine pneumatique. Au bout de quelque temps on 

 mesure, avec le cathtomtre, la diffrence de niveau des deux colonnes 

 de mercure dans les tubes A et B. La force lastique du gaz est mesure 

 par celte diffrence de hauteur. 



lia cloison qui divise la cuvette en deux compartiments est ncessaire 

 la conservation du baromtre; j'ai reconnu, en effet, que lorsque l'on 

 fait osciller frquemment, et dans de grandes amplitudes, la colonne ba- 

 romtrique, il ne tarde pas s'introduire de trs-petites quantits d'air dans 

 le vide suprieur, et l'instrument se trouve vici d'une manire sensible au 

 bout de quelque temps. La prsence de la cloison permet de sparer les 

 deux compartiments au moment o l'on fait le vide , et au moment o on 

 laisse rentrer l'air. 



)' Le ballon vide est pes avec les prcautions que j'ai indiques. La diff- 

 rence Pp entre les poids obtenus dans les deux peses reprsente le poids du 

 gaz qui remplit o degr le ballon, sous une pression gale la pression ba- 

 romtrique H observe au moment o l'on a ferm le robinet, diminue de la 

 force lastique h du gaz qui est rest dans le ballon aprs qu'on y a fait le vide. 

 Le poids du gaz o degr, et sous la pression normale de 760 milHmtres, 



, est donc 



760 



<P-P) 



H 



Pour obtenir une nouvelle pese du mme gaz, on met le ballon vide et 

 envelopp de glace fondante en communication avec l'appareil qui produit 

 le gaz , et l'on recommence la srie d'oprations qui a t indique. Le gaz 

 devient ainsi plus pur chaque opration. .l'ai reconnu que ce n'est qu' partir 

 du quatrime remplissage que le gaz prsente rigoureusement le mme poids. 

 On commenait ordinairement les peses aprs le troisime remplissage. 



Il est convenable de s'assurer si le gaz sur lequel on opre suit la loi 

 de Mariotte dans les pressions plus faibles que celles de l'atmosphre : cette 

 vrification est tout fait ncessaire si l'on veut faire servir la densit du gaz 

 la dtermination des poids atomiques. Car la loi des volumes des gaz et les 

 rapports simples qui existent entre leurs densits et les poids atomiques 

 n'existent en toute rigueur qu' la limite, c'est--dire pour l'tat d'extrme 

 dilatation; il faut, par consquent, s'assurer si l'anomalie dans ces lois ne 

 commence pas dj se faire sentir vers la pression de l'atmosphre. 



