( i66a ) 



CHIMIE. Recherches sur les sels et la densit des urines; 

 par M. H. Chambert. 



La question des urines , bien qu'elle ait fait l'objet des tudes longues et 

 consciencieuses de plusieurs observateurs , est loin d'tre puise. Si quel- 

 ques-uns des points que l'on a abords sont encore incomplets, c'est en 

 grande partie l'imperfection des moyens d'analyse qu'il faut attribuer cette 

 lacune. 



Dans la recherche des sels , une chose nous a paru insuffisante , c'est 

 l'vaporation de l'urine et la combustion de son rsidu. 



>i i". Evaporation des urines. Les moyens mis en usage pour l'vapo- 

 ration des urines varient suivant que l'on emploie l'acide nitrique ou le chlo- 

 rate de potasse pour brler le rsidu. Dans le premier cas , l'opration exige 

 plusieurs heures; dans le second , souvent plus d'une journe. Nous propo- 

 sons le moyen suivant : 



.. Un tube de o,i2 o", i5 de longueur et de o,02 de diamtre fait l'of- 

 fice de rservoir. Il est surmont d'un goulot us l'meri pour recevoir un 

 tube muni d'un robinet. A sa partie infrieure est soud un autre tube de 

 o"',oo8 o,oo9 de diamtre, recourb deux fois sur lui-mme de manire 

 prsenter une branche horizontale de o,07 ou o'",o8 de longueur. La der- 

 nire courbui-e verticale donne naissance une boule qui augmente la capa- 

 cit de l'appareil et se termine par une partie effile et recourbe deux fois 

 de la mme manire que le tube intermdiaire. 



On remplit l'appareil du liquide analyser et on le fixe le long de la tige 

 d'une lampe alcool double courant, de manire que son ouverture inf- 

 rieure corresponde au-dessus d'un creuset de platine chauff. A l'aide du 

 robinet, tout en modrant l'accs de l'air, on gouverne l'coulement du 

 liquide. Celui-ci doit tre mnag de telle sorte que la goutte qui est tombe 

 dans le creuset soit compltement vapore quand celle qui lui succde y arrive 

 son tour. Par ce procd, i''i5 suffit pour l'vaporation de loo 

 iio grammes d'urine. 



On vite les projections de liquide ou de sels en maintenant un coule- 

 ment constant et modr. La couche de charbon qui tapisse le creuset, tout 

 en activant l'vaporation, rend la calfaction du liquide presque impossible. 

 Celle-ci devrait cependant tre provoque si l'on avait analyser un liquide 

 trs-charg d'albumine ou de sucre. La quantit de charbon alors obtenue 

 n'est pas la vingtime partie de celle que fournirait le procd ordinaire. 



Ainsi : i rapidit incontestable de l'opration; 2 diminution du char- 



