( '37 ) 



d'une manire trs-notable avec la temprature. On peut juger de cette varia- 

 tion par les nombres suivants que j'extrais de son Mmoire ; 



i3,44 o,6i6 



i6,25 0,621 



17,50 0,625 



18,75 0,627 



20,00 o,63o 



21 ,25 0,632 



22, 5o 0,634 



23,75 0,643 



28,75 0,643 



37,50 0,640 



43,75 0,652 



La densit de la vapeur d'eau varierait donc de 0,6 1 6 0,662 entre les tem- 

 pratures de i3 degrs et de 44 degrs. On commettrait donc des erreurs 

 considrables en calculant le poids de la vapeur qui se trouverait saturation 

 dans un mtre cube d'air, avec la densit thorique dont j'ai parl tout 

 l'heure, et appliquant les lois de Mariotte et de la dilatation uniforme 

 des gaz. 



J'ai fait beaucoup d'expriences pour dcider ce point , qui est tout fait 

 capital dans la thorie de 1 hygromtrie. 



" J'ai dtermin d'abord la densit de la vapeur d'eau dans le vide, la 

 temprature de 1 00 degrs , mais sous des pressions de plus en plus faibles , 

 afin de reconnatre si la vapeur suit dans ce cas la loi de Mariotte. 



L'appareil que j'ai employ consiste en un ballon A de ro litres envi- 

 ron de capacit portant une monture en laiton robinet r. Cette monture 

 est ajuste au col du ballon au moyen d'un mastic au minium, d'aprs 

 le procd que j'ai dcrit dans mon Mmoire sur la densit des gaz 

 {Comptes rendus, t. XX, p. 976); elle se termine par un tube en laiton re- 

 courb. 



On introduit dans ce ballon une petite quantit d'eau , puis on le met 

 en communication avec une machine pneumatique; un tube ponce sulfu- 

 rique se trouve interpos pour que la vapeur d'eau ne puisse pas pntrer 

 dans les corps de pompe de la machine. On fait le vide pendant trs- 

 longtemps. La vapeur d'eau qui se forme incessamment dans le ballon finit 

 par chasser compltement l'air ; on ferme le robinet. 



Le ballon est dispos dans un grand vase en tle galvanise V, de 



148.. 



