( ii43 ) 

 inier tube desschant suffit, malgr ses petites dimensions , pour amener l'air 

 une dessiccation complte. Le tube n 2 ne sert que comme tmoin , et sous 

 ce rapport il est bon de le conserver. 



Je dirai en passant que je pense qu'en multipliant beaucoup les appa- 

 reils destins absorber des gaz ou des vapeurs, dans l'espoir d'obtenir une 

 absorption plus complte, on commet, dans les peses, des erreurs beau- 

 coup plus grandes que celles que l'on cherche viter. En effet, lorsque le 

 volume des appareils absorbants est considrable , on ne peut plus ngliger 

 dans les peses les changements qui surviennent dans la nature de l'air ext- 

 rieur dans l'intervalle des deux peses. Or, ces changements ne peuvent pas 

 tre dtermins avec quelque prcision. La moindre diffrence entre la tem- 

 prature de l'air extrieur et celle des appareils au moment de la pese , dif- 

 frence impossible viter, occasionne une ei'reur sensible. Enfin, la surface 

 vitreuse minemment hygroscopique des appareils peut se couvrir d'une 

 quantit d'humidit ingale dans les deux peses. 



Dans les expriences qui exigent une grande prcision , l'exprimenta- 

 teur devra chercher rduire les appareils aux plus petites dimensions pos- 

 sibles au lieu de leur donner des dimensions trop considrables, comme on est 

 dispos le faire maintenant. La multiplication des appareils absorbants oc-, 

 casionne d'ailleurs de trop grandes rsistances au passage du gaz, et il de- 

 vient impossible de rpondre de l'galit de pression dans les diverses par- 

 ties de l'appareil. 



Pour obtenir un courant d'air satur d'humidit une temprature dter- 

 mine , j'ai employ d'abord deux tubes en U remplis d'pong mouille , qui 

 taient maintenus plongs dans un grand vase rempli d'eau que l'on mainte- 

 nait une temprature constante. Un thermomtre tait plac dans cette 

 eau que l'on agitait continuellement. Un second thermomtre , trs-sensible, 

 tait mastiqu dans le second tube ponge, l'endroit o sortait le gaz 

 aspir ; il indiquait la temprature de ce gaz. 



J'ai trouv cette disposition des inconvnients graves qui me l'ont fait 

 abandonner. Lorsque l'air traverse l'appareil, il y a toujours une diffrence 

 sensible entre le thermomtre situ dans le courant du gaz et celui qui est 

 plong dans l'eau du vase; de sorte qu'il devient difficile de l'pondre de la 

 temprature du gaz et de son tat de saturation. Pour obtenir des nombres 

 constants, il est ncessaire de puiser l'air satur dans un grand espace o l'air 

 est sensiblement en repos. J'ai adopt la disposition suivante : 



Un manchon en fer-blanc de a5 litres de capacit, ferm par en haut, 

 est pos sur une grande assiette remplie d'eau; ce manchon porte trois 



C. u. 1845, i" Semestre, f T. XX, N 16.) _ ^^9 



