( ii5i ) 



La longueur du cheveu , dans les hygromtres portatifs ordinaires , est 

 de a4 centimtres. Le diamtre de la poulie sur laquelle s'enroule le cheveu 

 doit avoir 5 millimtres environ. 



" On prend le point de l'humidit extrme en plaant l'instrument sous 

 une cloche dont les parois sont mouilles. 



Pour obtenir le point de scheresse extrme , Saussure recommande de 

 saupoudrer de sel de tartre (bitartrate de potasse) une feuille de tle courbe 

 en cylindre et chauffe au rouge ; la feuille de tle se couvre ainsi d'une 

 couche de carbonate de potasse trs-avide d'humidit. On place ce cy- 

 lindre sous une cloche bien sche , et l'on suspend l'hygromtre au 

 milieu. 



L'intervalle entre le point de scheresse extrme et celui d'humidit 

 extrme est divis en loo degrs. 



>' Les constructeurs actuels suivent assez exactement les prescriptions de 

 Saussure pour les dimensions des diverses parties de l'appareil ; mais ils 

 chargent beaucoup plus le cheveu. Ainsi, le petit poids s'lve souvent i*^,8, 

 ce qui est plus que trois fois le poids maximum indiqu par Saussure. Cette 

 circonstance est trs-fcheuse, elle contribue certainement pour beaucoup 

 aux irrgularits que l'on reproche l'hygromtre cheveu. 



Je n'ai rien trouv d'essentiel changer la construction de Saussure; 

 je crois seulement qu'il vaut mieux dgraisser les cheveux en les laissant 

 sjourner pendant vingt-quatre heures dans un tube rempli d'ther. On con- 

 serve ainsi aux cheveux toute leur solidit, et ils acquirent peu prs la 

 mme sensibilit que s'ils taient dgraisss par la dissolution bouillante de 

 carbonate de soude. 



" .Te prends le point de scheresse en plaant l'hygromtre dans un vase 

 cylindrique pied, au fond duquel se trouve une couche paisse d'acide sul- 

 furique concentr, et je ferme hermtiquement l'ouverture suprieure du 

 vase, au moyen d'une plaque de verre, rode et enduite de suif. J'ai reconnu 

 que l'acide sulfurique concentr amne plus rapidement la dessiccation com- 

 plte que la chaux vive ou le chlorure de calcium , et l'aiguille dcrit 2 ou 

 3 degrs de plus. Dans les instnmients que j'emploie, la graduation du cadran 

 est arbitraire , et je transforme , par le calcul , les degrs observs en degrs 

 hygromtriques. 



Les degrs de l'hygromtre n'indiquent pas immdiatement les frac- 

 tions de saturation. Pour obtenir ces dernires, il faut dterminer, par des 

 expriences directes , les relations qui existent entre les divers degrs de 

 l'hygromtre et les fractions de saturation. Saussure avait dj cherch 



C. R., 1845, i" Semestre. (,T. XX, N 16.) I 5o 



