( ii58 ) 



respondent , pour chacune des dissolutions , aux tempratures observes. 

 J'obtiens de cette manire les degrs marqus par l'hygromtre cheveu 

 pour des fractions de saturation exactement dtermines, et peu prs ga- 

 lement espaces dans l'chelle. J'ai, par consquent, tous les lments nces- 

 saires pour calculer par interpolation la Table de mon hygromtre. 



" La graduation de l'hygromtre peut tre ainsi faite par chaque obser- 

 vateur. La prparation des dissolutions normales d'acide sulfurique ne pr- 

 sente aucune difficult : la meilleure manire de les prparer consiste pren- 

 dre de l'acide sulfurique concentr du commerce , et lui ajouter une certaine 

 quantit d'eau, de manire l'amener la dissolution SO' -+- 4H'0 : pendant 

 cette opration , il se dgage beaucoup de chaleur, et il y a toujours de l'eau 

 vaporise ; de sorte que la liqueur ne prsente pas un titre exact. On dter- 

 mine sa composition avec le plus grand soin par l'analyse chimique. On se sert 

 ensuite de cette liqueur bien titre pour former toutes les autres dissolutions. 

 On peut conserver ces liqueurs trs-longtemps dans des flacons bien 

 bouchs, et l'on peut s'en servir pour vrifier la graduation de l'instrument 

 aussi souvent que l'on veut. 



La prcaution la plus essentielle consiste placer le bocal renfermant 

 l'hygromtre dans un endroit o la temprature ne change que trs-lentement , 

 afin que la liqueur prsente bien la temprature indique par le thermomtre. 

 Pour satisfaire cette condition, je place le bocal dans une caisse en bois, 

 ayant une petite porte latrale que l'on ouvre seulement au moment de l'ob- 

 servation. 



" Il est facile d'adapter au couvercle du bocal une monture mtallique 

 qui permet de faire compltement le vide au moyen de la machine pneuma- 

 tique. J'ai reconnu ainsi que l'hygromtre marque exactement le mme de- 

 gr dans l'air et dans le vide quand il est en prsence de la mme dissolution 

 et la mme temprature; mais, dans le vide, sa marche est beaucoup plus 

 rapide , et il suffit d un petit nombre de minutes pour qu'il atteigne sa posi- 

 tion stationnaire , lors mme que la fraction de saturation est trs-petite. 



" J'ai employ, pour former la Table des hygromtres, un autre procd 

 plus compliqu dans l'excution, mais qui permet d'obtenir la graduation de 

 l'hygromtre en trs-peu de temps, et d'tudier, avec une grande prcision, 

 cette graduation aux diffrentes tempratures. 



11 Une cloche de verre VV, de 1 5 litres environ de capacit, repose sur 

 un socle en fonte. Ce socle porte une rainure dans laquelle on coule un 

 mastic trs-fusible; la cloche se trouve ainsi ferme hermtiquement par le 

 bas. Cette cloche porte une monture A plusieurs tubulures. Dans la fu- 



