( ii59 ) 

 bulure centrale o on engage un thermomtre trs-exact ; la seconde tubu- 

 lure se trouvent souds un premier tube en plomb cd qui communique 

 avec un manomtre baromtrique, et un second tube e/"qui communique 

 avec une machine pneumatique. Enfin , la troisime tubulure porte un ro- 

 binet r; on mastique dans cette tubulure un petit ballon renfermant de l'eau. 



La cloche est dispose dans un grand vase en verre plein d'eau. Ce vase 

 est plac lui-mme dans une chaudire en fonte pleine d'eau , que l'on peut 

 chauffer avec une lampe alcool, lorsqu'on veut maintenir l'eau environnant 

 la cloche une temprature stationnaire suprieure celle de l'air ambiant. 



> J'ai plac sous la cloche quatre hygromtres : deux hygromtres monts 

 avec des cheveux prpars avec la dissolution de carbonate de soude, un 

 hygromtre avec un cheveu dgraiss par l'ther, enfin un quatrime hygro- 

 mtre mont avec un fil de cocon. 



>' On fait une premire fois le vide en laissant le robinet / ouvert , puis on 

 ferme le robinet r, et Ton fait un grand nombre de fois le vide en laissant ren- 

 trer chaque fois de l'air sec trs-lentement : on dessche ainsi la cloche d'une 

 manire parfaite. Enfin, on fait une dernire fois un vide aussi complet que 

 possible , et l'on spare la machine pneumatique. 



On mesure au cathtomtre la diffrence de hauteur des deux colonnes 

 du manomtre baromtrique; on obtient ainsi la force lastique de l'air sec 

 rest dans l'appareil. On s'assure que le vide se maintient d'une manin; 

 absolue. 



Pour introduire dans la cloche une petite quantit d'humidit, on ou- 

 vre, pendant quelques instants, le robinet r, puis on le referme. La tension 

 de la vapeur introduite est mesure par l'accroissement de la diffrence de 

 niveau des deux colonnes de mercure. L'eau de la cloche est frquemment 

 agite, et maintenue une temprature stationnaire. 



" Les hygromtres prennent trs-promptement leur tat d'quilibre. Quand 

 il est bien tabli, on note leurs indications, la temprature du thermom- 

 tre T , et l'on mesure la force lastique de la vapeur. 



Pour introduire une nouvelle quantit de vapeur, on ouvre le robinet /', 

 puis on le ferme ; on recommence les mmes dterminations , et ainsi de suite , 

 jusqu' ce que l'espace soit amen l'tat de saturation. 



La temprature n'ayant pas chang sensiblement pendant la dure des 

 expriences, on obtient une Table des degrs de l'hygromtre pour les diff- 

 rentes fractions de saturation correspondant une mme temprature. 



" Il est facile de faire une seconde srie de dterminations une temp- 



C. R, 1345, l'f Semcsire. ( T. XX, N 16.) I 5 1 



