( I I 6o ) 



rature plus leve , en desschant de nouveau la cloche , et oprant de la 

 manire qui vient d'tre dcrite. On peut s'assurer alors si les deux Tables que 

 l'on obtient sont identiques. 



)' Lorsqu'on ne cherche qu' faire la Table d'un liygromtre, on peut 

 se dispenser de maintenir la cloche dans l'eau et faire les expriences la 

 temprature de l'air ambiant, pourvu que cette temprature soit un peu 

 leve : car des tempratures trop basses les forces lastiques de la vapeur 

 d'eau prsentent des valeurs absolues trs-faibles que l'on ne pourrait plus 

 mesurer avec une prcision suffisante. 



III. Des hygromtres h condensation. 



" IjC Roy, de Montpellier, a propos le premier, pour dterminer l'tat 

 hygromtrique de l'air, de refroidir lentement de l'eau renferme dans un 

 vase, par l'addition successive de petites quantits de glacfe, jusqu' ce qu'il 

 comment se former un dpt de rose sur ses parois. La temprature que 

 l'eau du vase prsente en ce moment est celle laquelle l'air se trouverait 

 compltement satur par la quantit de vapeur qui s'y trouve. Si t reprsente 

 la temprature de l'air ambiant, t' celle qui est indique par un thermomtre 

 plong dans l'eau du vase,y^et f les forces lastiques de la vapeur aqueuse 



correspondant ces tempratures, ^r sei'a la fraction de saturation de l'air. 



" Il est difficile , dans la plupart des circonstances , de trouver de la glace 

 pour faire cette exprience. Quelques physiciens ont propos de produire 

 l'abaissement de temprature de l'eau du vase en y dissolvant certains sels, 

 tels que le nitrate d'ammoniaque. Mais, lorsque l'air est trs-sec et que sa 

 temprature est leve, il est souvent difficile d'obtenir ainsi un abaissement 

 de temprature assez considrable pour dterminer le dpt de rose. 



Le procd de IjC Roy n'a reu une application relle que par la con- 

 struction de l'hygromtre condensation de Daniell. On sait que cet instru- 

 ment consiste en deux boules A et B runies par un large tube recourb. 

 La boule A renferme de l'ther qui remplit cette boule un peu plus qu' 

 moiti; un thermomtre trs-sensible est dispos dans le tube, de faon 

 ce que son rservoir se trouve au centre de la boule A et plonge dans 

 les couches suprieures du liquide. Le vide a t fait compltement dans ce 

 petit appareil avant de le fermer la lampe. La boule B est enveloppe d'une 

 batiste sur laquelle l'observateur verse de l'ther goutte goutte avec une 

 pipette. L'vaporation de l'ther dans l'air produit un refroidissement consi- 



