( ii6i ) 



drablede la boule B, qui dtermine la distillation de l'ther de la boule A. 

 r/ther se refroidit et peut descendre au-dessous de la temprature laquelle 

 l'air se trouverait satur par la quantit de vapeur qui y existe en ce moment. 

 On apercevra donc de la rose se former sur la boule A. Pour rendre plus 

 apparent le premier dpt de rose, on construit ordinairement la boule A 

 avec un verre fortement color en bleu de cobalt , ou on la revt d'un anneau 

 brillant dor. 



" Le refroidissement de l'ther dans la boule A a principalement lieu la 

 surface du liquide o l'vaporation se fait, et, comme lesliquides sont mauvais 

 conducteurs de la chaleur , il y a toujours une diffrence notable de temp- 

 rature entre les couches suprieures du liquide et les couches infrieures. 

 Aussi le dpt de rose commencc-t-il toujours sur un anneau qui environne 

 la surface du liquide, et ce n'est que plus tard que ce dpt s'tend sur toute 

 la surface de la boule. Il convient donc de placer le rservoir du thermo- 

 mtre dans la couche suprieure du liquide , et de donner ce rservoir des 

 dimensions trs-petites, afin que leretr.rddesa temprature sur celle du liquide 

 ambiant soit aussi petit que possible. Mais en donnante ce rservoir de trs- 

 petites dimensions, on diminue beaucoup la longueur du degr du thermo- 

 mtre, et la lecture de l'instrument prsente plus d'incertitude. 



" L'appareil de M. Daniell peut, entre des mains exerces, donner approxi- 

 mativement la temprature du point de rose , mais on ne peut pas compter 

 sur son exactitude absolue. Cet appareil prsente, en effet, plusieurs inconv- 

 nients que je vais numrer : 



" 1. L'ther prsente des diffrences de temprature notables dans ses 

 diffrentes couches; la temprature de la couche superficielle est plus basse 

 que celle des couches infrieures. En supposant le thermomtre d'une sen- 

 sibilit extrme, ce qui est loin d'avoir lieu, il n'indiquerait encore que la 

 temprature moyenne des couches dans lesquelles son rservoir est plong. 

 Or, cette temprature moyenne peut diffrer sensiblement de celle de la- 

 quelle dpend le premier dpt de rose. On attnue l'erreur qui peut rsul- 

 ter de cette cause en dterminant une vaporation trs-lente de l'ther, au 

 moment o l'on approche du point de rose; mais on ne peut esprer la faire 

 disparatre entirement. 



2". La manipulation exige la prsence prolonge de l'observateur dans 

 le voisinage de l'appareil; cest l un trs-grand inconvnient, car elle influe 

 ncessairement sur l'tat hygromtrique de l'air et sur sa temprature, 

 surtout si l'observateur est oblig de s'approcher trs-prs pour lire le ther- 

 momtre et pour observer le premier dpt de la rose. 



i5i.. 



