( ii63 ) 



refroidissement. On a cherch, dans toutes ces constructions, rendre plus 

 rapide la marche descendante du thermomtre , tandis que c'est videmment 

 le problme contraire qu'il faut se proposer: il faut pouvoir rendre cette 

 marche trs-lente , afin d'tre sr qu'il ne peut exister qu'une diffrence trs- 

 petite entre la temprature de la paroi sur laquelle se dpose la rose et celle 

 indique par le thermomtre. 



Je crois que tous ces inconvnients se trouvent carts dans l'instrii- 

 nient que je propose aux physiciens sous le nom d^ hygromtre condenseur, 

 et que j'ai eu occasion d'essayer dans les circonstances les plus varies. 



Cet appareil se compose d'un d en argent trs-mince et parfaitement 

 poli. Ce d a 45 millimtres de haut et 20 milhmlres de diamtre; il 

 s'ajuste exactement frottement sur un tube de verre ouvert par les deux 

 bouts. Le tube porte une petite tubulure latrale t'. L'ouverture suprieure 

 du tube est ferme par un bouchon qui est travers par la tige d'un thermo- 

 mtre trs-sensible qui en occupe l'axe; le rservoir cylindrique de ce ther- 

 momtre se trouve plac au milieu du d en argent. Un tube de verre 

 mmcejg, ouvert par les deux bouts, traverse le mme bouchon et descend 

 jusqu'au fond du d. On verse de l'ther dans le tube et l'on met la tubu- 

 lure t' en communication au moyen d'un tube de plomb avec un aspira- 

 teur de la capacit de 3 4 litres, rempli d'eau. L'aspirateur est plac 

 auprs de l'observateur, tandis que l'hygromtre condenseur en est aussi 

 loign que l'on veut. 



En faisant couler l'eau de l'aspirateur, l'air pntre par le tube gf, il tra- 

 verse bulle bulle l'ther qu'il refroidit en enlevant de la vapeur : le refroi- 

 dissement devient d'autant plus rapide , que l'coulement de l'eau est plus 

 abondant ; toute la masse d'ther prsente d'ailleurs une temprature sensi- 

 blement uniforme , parce qu'elle est vivement agite par le passage des bulles 

 d'air. En moins d'une minute on abaisse la temprature jusqu' dterminer 

 un dpt abondant de rose. On observe ce moment le thermomtre au 

 moyen d'une lunette. .Te suppose que ce thermomtre marque 1 2 degrs ; il 

 est clair que cette temprature est plus basse que celle laquelle correspond 

 rellement la saturation de l'air. On ferme le robinet r de l'aspirateur, le pas- 

 sage de l'air s'arrte , la rose disparat au bout de quelques instants , et le 

 thermomtre remonte. .Te suppose qu'il marque i3 degrs. Ce point est su- 

 prieur au point de rose. J'ouvre trs-peu le robinet r, de manire dter- 

 miner le passage de bulles d'air trs-peu abondantes travers l'ther ; si le 

 thermomtre continue nanmoins monter, j'ouvre le robinet davantage , et 



