( ii64 ) 



je fais descendre le thermomtre i ^,g; en fermant un peu plus le robinet , 

 il est facile d'arrter la marche descendante et de faire rester le thermomtre 

 stationnaire 1 2,9 aussi longtemps que l'on veut. S'il ne s'est pas form de 

 rose au bout de quelques instants, il est clair que i2'',9 est suprieur au 

 point de rose. Je descends maintenant i 2,8 , et j'y maintiens le thermo- 

 mtre en rglant convenablement l'coulement. Je suppose que la surface m- 

 tallique se ternisse au bout de quelques instants , j'en conclus que 1 2, 8 est 

 plus bas, et que i2,9 est plus haut que la temprature laquelle correspond 

 la saturation. Je puis avoir une plus grande approximation en cherchant si 

 i2,85 est au-dessus ou au-dessous de ce point. A cet effet, je tourne trs- 

 peu le robinet r, de faon ce que le thermomtre prenne une marche as- 

 cendante trs-lente, malgr le passage des bulles travers l'ther , et j'observe 

 si la rose disparat ou si elle persiste 1 a^jSS , temprature laquelle je 

 maintiens pendant quelques instants le thermomtre stationnaire. 



" Toutes ces oprations sont plus longues dcrire qu' excuter; lors- 

 qu'on a un peu d'habitude, il suffit de trois quatre minutes pour faire 

 une dtermination du point de rose 27 de degr prs. 



" Le vase aspirateur a une capacit beaucoup plus grande que celle qui 

 est ncessaire pour faire une seule dtermination. Celui dont j'ai indiqu le 

 volume suffit pour maintenir pendant plus d'une heure le condenseur dans le 

 voisinage du point de rose pour faire plus de dix dterminations cons- 

 cutives. 



>' J'ai fait un grand nombre de dterminations au moyen de cet instru- 

 ment, dans un grand amphithtre dont la temprature et l'tat hygrom- 

 trique ne changent que trs-lentement, et j'ai toujours trouv des rsultats 

 parfaitement identiques dans des dterminations successives. 



Lorsqu'on fait des observations en plein air, on reconnat combien l'tat 

 hygromtrique est variable d'un instant l'autre, par suite des changements 

 incessants de temprature. Lorsqu'on maintient le thermomtre du conden- 

 seur stationnaire dans les environs du point de rose , on voit le mtal se 

 ternir ou reprendre son clat, suivant que le plus lger souffle vient d'un 

 ct ou de l'autre. Les hygromtres ordinaires et les psychromtres sont beau- 

 coup trop peu sensibles pour indiquer ces variations momentanes. 



" Il faut avoir trs-exactement la temprature de l'air sec dans le point de 

 l'espace dont on dtermine l'tat hygromtrique. A cet effet , je place un 

 thermomtre trs-sensible dans un second petit appareil tout semblable au 

 premier, cette diffrence prs qu'il ne renferme pas de liquide. Ce second 



