( ii65 ) 



appareil est dispos immdiatement ct du premier; il est extrmement 

 utile pour aire juger, par contraste j des moindres changements qui survien- 

 nent sur l'appareil vritable. Ainsi , un observateur peu exerc pourrait ne 

 pas reconnatre le premier dpt trs-peu sensible de rose, si l'hygromtre 

 condenseur est seul; il le reconnatra, au contraire, infailliblement, s'il a 

 immdiatement ct un second appareil qui lui sert de terme de com- 

 paraison. 



)' Je mets sous les yeux de l'Acadmie l'appareil tel que je le dispose ordi- 

 nairement, ab est le condenseur qui fonclionne, la tubulure t est mastique 

 dans un tube de cuivre tcd, auquel on al tache en die tube de plomb qui com- 

 munique avec l'aspirateur. La, tubulure t' du second appareil est bouche 

 avec un peu de mastic. Si l'on craint que le thermomtre T' n'obisse pas assez 

 rapidement aux variations de temprature de l'air, on peut le suspendre l'air 

 libre, et fixer le cylindre d'argent qui sert de terme de comparaison sur le 

 tube cd. 



Il est facile de voir que l'appareil que je viens de dcrire vite tous les in- 

 convnients que j'ai signals tout l'heure comme existant dans l'hygromtre 

 de Daniell. Ainsi : 



1. Le thermomtre indique rigoureusement la mme temprature que 

 l'ther, et toutes les couches de ce liquide prsentent une temprature uni- 

 forme, cause de l'agitation continuelle produite par le passage des bulles 

 d'air; la paroi mtallique sur laquelle se dpose la rose a bien la mme 

 temprature que l'ther, parce qu'elle est trs-mince et qu'elle se trouve en 

 contact immdiat avec ce liquide. 



2. La manipulation n'exige pas le voisinage de l'observateur, qui se 

 tient, au contraire, une distance de plusieurs mtres, et observe les instru- 

 ments avec une lunette. 



') 3 et 4"- Il ne se forme aucune vapeur dans le voisinage du point dans 

 lequel ou dtermine l'tat hygromtrique. 



" 5. On peut obtenir des abaissements de temprature beaucoup plus 

 considrables qu'avec l'hygromtre de Daniell. Ainsi, pendant les plus 

 grandes chaleurs de l't, j'ai amen le thermomtre du condenseur plu- 

 sieurs degrs au-dessous de zro, et j'ai couvert la paroi mtallique d'une 

 couche paisse de givre. 



" Enfin la dpense en ther est beaucoup moins considrable; je dirai 

 plus , on peut se passer entirement de ce liquide et le remplacer par de 

 l'alcool. Cette substitution est trs importante quand on fait des expriences 



