( i8o7 ) 



prcieuses dont jouit la teinte d'un bleu violet qui , par le moindre dplace- 

 ment du prisme analyseur, passe rapidement au rouge sombre ou au bleu 

 pur. De l, le nom de teinte de passage qui lui a t assign. L'observation de 

 cotte teinte permet de se borner un seul essai, et telle en est la sensibilit, 

 que M. Biot s'en est servi pour mesurer la rotation dans des liquides qui sem- 

 blaient inactifs quand on avait recours l'emploi du verre rouge. Malheu- 

 reusement, il n'est plus possible de s'en servir quand l'amplitude des dvia- 

 tions excde notablement une demi-circonfrence; les caractres en devien- * 

 nent moins prcis. De plus, si les liquides snr lesquels on opre sont colors, 

 cette teinte de passage est altre dans sa nuance et ne guide plus l'obser- 

 vateur d'une manire aussi sre. Enfin, les divers exprimentateurs ne l'ar- 

 rtent pas toujours au mme point : pour les uns, elle se montre tirant sur le 

 bleu , et pour les autres, vers le rouge. 



" Sans doute, et les belles expriences de M. Biot le prouvent, on peut, 

 malgr ces causes d'incertitude, arriver des rsultats d'une grande pr- 

 cision. Nanmoins, il m'a sembl utile de soumettre au jugement de l'Acadmie 

 un procd plus simple, l'aide duquel on peut prendre du premier coup 

 le zro d'un appareil de polarisation et mesurer les dviations opres par 

 le quartz ou les liquides, mme quand ils sont colors, sans qu'il soit mme ^ 



ncessaire de se placer dans l'obscurit. 



>' Ce procd consiste interposer sur le trajet du rayon polaris un 

 systme compos de deux plaques d'gale paisseur de quartz perpendicn- * 



laire, accoles l'une ct de l'autre. L'une de ces plaques est lvogyre, et 

 l'autre , dextrogyre. 



Elles offrent la mme nuance quand le plan de la section principale du 

 prisme birfringent concide avec celui d'incidence. Mais, pour peu qu'on 

 s'carte de cette concidence dans un sens ou dans l'autre, cette similitude 

 de coloration n'a plus lieu. Si la rotation de l'analyseur s'est faite vers la 

 droite, la plaque dextrogyre monte vers une couleur d'un ordre suprieur, 

 tandis que la plaque lvogyre descend : le mouvement tant gal de part et 

 d'autre , mais en sens inverse , il en rsulte que la diffrence est double. 



Maintenant , pour tudier la rotation des corps solides ou liquides , on 

 les interpose entre la plaque compose et l'analyseur. A l'aide de ce procd, 

 j'ai pu facilement apprcier l'effet de lames de quartz assez minces pour tre 

 aussi flexibles que du mica. "* * 



Comme il s'agit ici de rtablir, par le mouvement de l'analyseur, l'iden- 

 tit de teinte entre deux lames juxtaposes et que l'on observe simultan- 

 ment, on comprend bien que la sensibilit de l'il de l'observateur, l'inten- 



V 



