( I23o ) 



" Enfin , la temprature de la boule mouille est influence encore autre- 

 ment que par l'air immdiatement ambiant; elle est soumise au rayonne- 

 ment de l'enceinte dont l'influence sera variable suivant l'tat d'agitation 

 de l'air. 



Il me parat impossible de faire entrer toutes tes circonstances dans le 

 calcul thorique de l'instrument , et je crois qu'il est plus sage de ne faire ser- 

 vir les considrations thoriques qu' la recherche de la forme de la fonction, 

 et dterminer ensuite les constantes par des expriences faites dans des con- 

 ditions dtermines. Cette manire d'oprer me parait d'autant plus nces- 

 saire, qu'il reste beaucoup d'incertitude sur plusieurs des lments numri- 

 ques qui entrent dans le calcul , notamment sur la chaleur spcifique de l'air, 

 sur celle de la vapeur et sur la chaleur absorbe par l'eau, lorsqu'elle se vapo- 

 rise dans l'air. J'indiquerai la fin de ce Mmoire des procds qui permet- 

 tront, je pense, de dterminer ces lments avec prcision par des exp- 

 riences directes. 



>' Ainsi , nous poserons 



(4) .r = A/'-^U, 



et nous rechercherons si cette formule , applique au calcul des indications 

 d'un psychromtre plac dans des circonstances trs- varies , peut donner 

 dans tous ces cas la quantit relle d'humidit, en dterminant convenable- 

 ment les constantes A et B. Si la formule ainsi dtermine ne peut pas repr- 

 senter la quantit d'humidit qui existe dans tous les cas, on pourra supposer 

 A et B des fonctions de <, ou de t\ ou de {t <'), que, pour plus de simplicit, 



on prendra de la forme a-\-ht ou -r etc. 



" J'ai commenc par chercher si la temprature du thermomtre mouill 

 ne dpendait pas de la forme ou de la grosseur de son rse voir et de la ma- 

 nire dont il est mouill. J'ai reconnu que dans un a'r peu agit, dans l'am- 

 phithtre de physique du Collge de France, qui prsente une capacit to- 

 tale d'environ 600 mtres cubes, un thermomtre rservoir sphrique asse^ 

 gros, de 17 raiUimtresde diamtre, montrait constamment une temprature 

 suprieure de 0, 10 o,20 celle marque par deux thermomtres rser- 

 voir cylindrique trs-longs, qui taient placs immdiatement ct. En plein 

 air, la diffrence se maintenait dans le mme sens, mais elle devenait plus 

 faible. Le rservoir sphrique du thermomtre que j'ai employ pour cette 

 exprience est beaucoup plus gros que ne le sont ordinairement les rser- 



