( I23l ) 



voirs des thermomtres que l'on emploie dans le psychromtre ; mais je l'ai 

 choisi ainsi dessein , afin d'augmenter la diffrence s'il en existait une. Je 

 crois que l'on peut conclure de l que la forme du rservoir n'exerce qu'une 

 influence trs-faible sur la temprature stationnaire laquelle parvient le 

 thermomtre mouill. Je donne cependant la prfrence aux thermomtres 

 rservoirs cylindriques , parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles aux varia- 

 tions de temprature qui survieiment dans l'air, et que, pour la mme masse 

 de mercure, ils prsentent l'air une surface beaucoup plus grande. 



>' J'ai reconnu que la manire de mouiller le thermomtre n'exerait pas 

 non plus d'influence sensible, pourvu que la quantit d'eau qui arrive sur la 

 batiste qui enveloppe la boul soit suffisante. Lorsque cette quantit est plus 

 grande que celle qui s'vapore , et, par consquent, qu'une goutte d'eau 

 tombe de temps en temps l'extrmit du rservoir, je n'ai encore observ 

 aucune diffrence sensible. 11 est vident, d'ailleurs, que la quantit d'eau qui 

 arrive en excs doit toujours tre trs-petite, sans quoi elle n'auraitpas letemps 

 de se refroidir par la vaporisation. Le trajet plus ou moins long que cette eau 

 parcourt sur la mche de coton depuis le rservoir jusqu' la boule du thermo- 

 mtre, ne m'a pas paru non plus exercer d'influence sensible, au moins dans les 

 limites que l'on ne dpasse pas dans la construction ordinaire du psychromtre. 



Premire srie d'expriences. 



" Les appareilsthermomtriquesemploystaientunthermomtreA boule 

 sche, dontle rservoir a 8 millimtres de diamtre et 3o millimtres de long; 



" Un thermomtre mouill B, dont le rservoir a 5 millimtres de diam- 

 tre et 6o millimtres de longueur; 



" Un thermomtre mouill C; diamtre du rservoir, 7 millimtres; lon- 

 gueur, 45 millimtres. 



Ces thermomtres sont tablis l'extrmit d'une planche de 2 mtres 

 de longueur, les rservoirs se trouvent l\ dcimtres au-dessus de la plan - 

 che; l'autre extrmit de la planche est fixe au balcon d'une fentre expose 

 au nord et situe au premier tage. Ces thermomtres se trouvent dans l'air 

 d une grande cour (la grande cour carre du Collge de France), une distance 

 de 7 mtres au-dessus du sol; on observe ces thermomtres avec une lunette. 

 Au moyen d'un aspirateur et d'un long tube en verre, on vient puiser l'air 

 une petite distance des thermomtres, et l'on fait passer cet air travers des 

 tubes desschants tars. Pendant l'coulement de l'aspirateur, on inscrit rgu- 

 lirement de cinq minutes en cinq minutes les indications des thermomtres. 

 On prend les moyennes que l'on fait entrer dans la formule du psychromtre , 



c. li. ,845, >" Semestre. (T. XX, N 17. 1^0 



