( 1233 ) 



Les fractions de saturation, calcules au moyen de la formule, s'accor- 

 dent ici d'une manire trs-satisfaisante avec celles que l'on a trouves par les 

 peses directes. Mais l'accord a t beaucoup moins parfait dans les basses 

 tempratures et dans de l'air trs-humide, comme on peut en juger par letableau 

 suivant qui renferme des expriences qui ont t faites dans des circonstances 

 toutes semblables, au mois de dcembre 1 84a. Le psychromtre employ dans 

 ces dernires expriences se composait de deux thermomtres rservoir 

 sphrique de lo millimtres de diamtre. Le mme appareil avait t employ 

 dans la deuxime srie du tableau prcdent. 



Tableau n" II. 



Les fractions de saturation calcules sont toutes , except une seule , 

 plus fortes que celles qui ont t donnes par les expriences directes , et 

 souvent dune manire trs-notable, de ^; il est vrai de dire que dans les 

 basses tempratures , et pour de grands degrs d'humidit, les indications du 

 psychromtre offrent peu de prcision cause de la faible diffrence des tem- 

 pratures marques par les thermomtres sec et mouill, 



160.. 



