( lago ) 



Dosage du mercure. 



^Les nombreux essais que j'ai tents pour le dosage du mercure m'ont 

 loign des diffrentes mthodes dans lesquelles ce mtal se dose par la voie 

 humide. Qu'il soit rduit, qu'il soit dos l'tat de sulfure ou de protochlo- 

 rure, on trouve dans l'excution de ces procds des inconvnients qu'il serait 

 trop long de discuter dans un extrait. 



M. Etteling et M. Bunsen ont eu recours une mthode particulire qui 

 repose sur une vritable rduction du mercure par la voie sche. Cette mme 

 mthode fait la base des moyens que MM. Erdmann et Marchand ont adopts 

 en cherchant dterminer de nouveau l'quivalent du mercure. C'est aussi 

 cette mthode que je me suis arrt, aprs en avoir constat la prcision. 



' Je me suis attach seulement la rendre aussi facile et expditive que 

 possible, sans lui rien ter de sa sret. 



r.a modification la plus importante consiste rduire le compos mercu- 

 riel dans un courant d'hydrogne. 



L'hydrogne est un des gaz dont le dgagement se fait avec le plus de 

 rgularit; il facilite singulirement la destruction de tous les composs 

 mercuriels, et sou courant continu provoque l'expulsion de l'eau qui accom- 

 pagne la rduction des composs mercuriels, en mme temps qu'il aide la 

 condensation du mercure dans le renflement du tube o il doit tre recueilli 

 et pes. 



L'hydrogne doit tre dessch, afin de favoriser l'entranement de l'eau ; 

 le gaz sec passe ensuite dans un tube de verre rempli de grenaille de cuivre 

 et chauff au rouge. Ce moyen a t le plus efficace pour conserver au mer- 

 cure, retir de l'analyse, tout son brillant mtallique. C'est, dans tous les cas, 

 un moyen commode de purifier l'hydrogne. 



Au sortir du tube de cuivre, l'hydrogne pntre dans le tube contenant 

 le produit mercuriel. 



" Ce tube doit tre long de 35 4o centimtres et du calibre ordinaire des 

 tubes analyse organique. A une petite distance de son extrmit libre, ce 

 tube a d tre tir, puis effil tout fait sa pointe, qui se relve en se cour- 

 bant ; il prsente ainsi une longueur de 8 lo centimtres comprise entre 

 deux tranglements. 



Pour effectuer l'analyse , la partie trangle du tube est spare de la 

 longue portion par un peu d'amiante : on fait tomber sur cette amiante une 

 colonne de chaux anhydre , rduite en petits fragments dans l'tendue de 1 5 

 ao centimtres. On introduit ensuite le compos mercuriel, dont la quan- 



C. R., 1845, I" Semestre. (T. ,\X, N Vl ) ' "^ 



