( i558 ) 



circuit de telle sorte , qu'avant que le boulet ne ft lanc par le canon, le 

 courant d'un seul lment de trs-petites dimensions, et rduit au degr con- 

 venable au moyen d'un rhostat (i) aussi interpos dans le circuit, agissait 

 sur l'lectro-aimant; mais lorsque le boulet arrivait au but, six lments, sans 

 la rsistance du rhostat , agissaient simultanment sur l'aimant. Mais , mme 

 avec ces prcautions, qui sont efficaces jusqu' un certain degr, il y a encore 

 du temps de perdu durant l'attraction du fer par l'aimant , aussi bien que 

 pendant son adhrence aprs que le courant a cess. La diffrence de ces deux 

 erreurs rendrait des approximations telles que -g ou -j-hu ^^ seconde tout 

 fait incertaines. Toutefois, l'erreur provenant de cette source peut se 

 rduire facilement moins de -^ ou de ^^ de seconde, et dans mon opinion, 

 un chronoscope qui divise la seconde en soixante parties, et qu'on peut 

 prouver ne donner jamais lieu une erreur dpassant une seule de ces divi- 

 sions, est prfrable un instrument offrant des divisions plus avances et qui 

 donnerait lieu des erreurs embrassant bon nombre de ces divisions. Guid 

 par ces expriences, je fus en mesure de construire un chronoscope trs-simple 

 et trs-efficace. Un chappement trs-simple tait mis en mouvement par un 

 poids suspendu l'extrmit d'un bout de fil enroul dans une hlice creuse 

 sur un cylindre fix sur l'axe d'une roue chappement. Sur cet axe tait 

 aussi adapte une aiguille qui, consquemment, avanait d'une division cha- 

 que chappement. Quand il tait ncessaire de prolonger le temps de l'exp- 

 rience , la roue chappement et le cylindre taient tablis sur des axes 

 diffrents, et leur engrenage s'oprait au moyen d'une roue et d'un pignon; 

 dans ce cas, deux aiguilles taient employes. Au moyen de cette construc- 

 tion, on vite l'acclration du mouvement qui aurait eu lieu s'il n'y avait pas 

 eu d'chappement, et l'index franchit chaque divison dans un mme temps. 

 Le poids tait dispos de manire pouvoir se rgler, et la valeur d'une seule 

 division tait obtenue en divisant le temps de la chute entire par le nombre 

 des divisions franchies dans cet intervalle ; mais des mthodes encore plus 

 exactes peuvent tre employes. 



' Au moyen de cet instrument, j'ai mesur le temps mis par une balle de 

 pistolet parcourir diffrentes portes, avec des charges diffrentes de 



(i) Une explication de cet instrument se trouve dans ma Description de plusieurs instru- 

 ments et procds pour dterminer les constants d'un circuit voltaque , publie dans les Phi- 

 losophical Transactions de i843, 2 part., et traduite dans les Annales de Chimie et de 

 Physique. Cet instrument est reprsent par la fig. i des dessins qui accompagnent ce M- 

 moire. 



