( i49 ) 

 ces expriences ont t prsentes l'Acadmie dans la sance du 8 mars 1 848 : 

 c'est 1847 qu'il faut lire. Voyez le Compte rendu de cette sance, page 342. 



RAPPORTS. 



GODSIE. Rapport sur un Mmoire de M. Rreton (de Champ), 

 ingnieur au corps des Ponts et Chausses. 



(Commissaires, MM. Piobert, Mauvais, Faye rapporteur.) 



K L'Acadmie nous a chargs, MM. Piobert, Mauvais et moi, de lui 

 faire un Rapport sur un Mmoire de M. Breton (de Champ), dans lequel 

 cet ingnieur indique un procd fort simple pour corriger un dfaut des 

 appareils qui servent aux oprations de nivellement. 



Lorsqu'on pointe, avec la lunette d'un niveau, sur une mire place 

 des distances variables, on est forc de rapprocher ou d'loigner le rticule 

 de l'objectif, afin de faire concider les fils avec le plan focal actuelle- 

 ment correspondant la mire. Cette manuvre s'opre l'aide d'un tube 

 qui porte le rticule et qui peut glisser frottement dans le tuyau de la 

 lunette. Malgr tous les soins du constructeur, cette manoeuvre entrane 

 presque toujours un dcentrenient plus ou moins considrable, et l'ing- 

 gieur doit alors recommencer la rectification de l'axe optique de la lunette, 

 ou bien oprer par retournement et donner, sur chaque mire, deux coups 

 de niveau, afin d'liminer l'erreur de collimation. M. Breton (de Champ) a 

 cherch le moyen de rendre le centrage permanent, au moins dans le sens 

 horizontal, c'est--dire de rgler l'appareil de telle sorte que les dplace- 

 ments indispensables du rticule ne fassent pas sortir l'axe optique d'un 

 plan dtermin. Voici sa mthode. 11 remarque d'abord que, dans toutes 

 les lunettes centres pour une certaine distance de la mire, le lieu des 

 images relatives d'autres distances est (sur le plan du rticule) une petite 

 ligne sensiblement droite passant par la croise des fils, et plus ou moins 

 incline sur le fil horizontal. En faisant tourner le porte-objectif, on fait 

 varier cette inclinaison et on peut la rendre nulle. Il ne reste donc plus 

 qu' agir sur les vis du rticule et transporter l'un des fils sur le lieu 

 sensiblement rectiligne et horizontal des images. Le centrage devient ainsi 

 permanent, au moins dans un sens, pour toutes les positions du rticule 

 comprises entre certaines limites. 



Il suffit, d'aprs M. Breton (de Champ), d'enlever les deux vis qui 

 fixent la monture de l'objectif au corps de la lunette, et au besoin d'adoucir 



C. R. , i8i9, '" Semestre. (T. XXVIII, N" S.) 20 



