( 356 ) 



la thorie que j'ai donne des fivres intermittentes des marais, les accs 

 peuvent tre la suite des dpltions d'une rate injecte de miasmes, et ver- 

 sant dans le reste de l'organisme les matriaux dltres qui se sont labors 

 en elle, il est clair que la priodicit de ces accs provient, au moins en 

 partie, de la priodicit des influences solaires. 



PHYSIQUE. Mmoire sur une modification du niveau bulle d'air; 

 par M. P. Breton (de Champ).'^(Extrait par l'auteur.) 

 (Commissaires, MM. Le Verrier, Paye.) 

 u L'une des rectifications du niveau de Chzy ou d'gault consiste, comme 

 on sait, retourner la lunette bout par bout, afin de rendre horizontal son 

 axe de rotation ; mais cette mthode n'est exacte que si les tourillons ou 

 collets circulaires, embrasss par les supports, sont de diamtres rigoureu- 

 sement gaux. Le calcul nous apprend qu' une diffrence d, entre ces dia- 

 mtres, correspond sur une mire, place la distance X, une erreur ex- 



prime par la formule . ^ , S tant la distance des points d'appui de la 



lunette, et V 1 angle des parois inclines o sont ces points. 



>' Cette erreur, qui pourra devenir considrable, sera compltement 

 vite si l'on fait en sorte que chaque bout du corps ou tube principal de la 

 lunette puisse recevoir volont l'objectif ou le systme du porte-Jils et de 

 l'oculaire, ce qui n'offre rien de difficile en excution. U suffirait alors 

 d'effectuer cette transposition, au lieu du retournement bout par bout, pour 

 connatre l'inclinaison de l'axe de la lunette, ou pour obtenir, par des ob- 

 servations compenses, une cote entirement indpendante de cette incli- 

 naison, quelle que ft la diffrence des diamtres des collets. Toutefois 

 cette manoeuvre, si elle devait tre souvent rpte, serait excessivement 

 incommode. 



Pour tirer tout le parti possible de ce dispositif, il faudrait qu'aprs s'en 

 tre servi pour rendre horizontal l'axe de rotation de la lunette, on et le 

 moyen de reconnatre s'il s'est cart de cette position et de l'y ramener sans 

 tre forc de transposer l'objectif et l'oculaire. C'est quoi l'on parviendra si 

 l'on attache la lunette un niveau bulle d'air form d'un tube de verre dont 

 l'intrieur soit rod, non plus, comme cela se fait aujourd'hui, sur une seule 

 gnratrice de la surface cylindrique ou lgrement conique laquelle il ap- 

 partient, mais sur deux gnratrices opposes, de manire donner la section 

 longitudinale qui les renferme la figure de deux arcs de cercle se prsentant 

 mutuellement leurs concavits. Les procds actuels de rodage suffiront 



