{ 447 ) 

 collines, telles que la Lorraine : il suffit pour cela d'avoir recours des 

 notions trs-simples sur le relief et la physionomie du sol et sur sa compo- 

 sition. 



PHYSIQUE. Sur la mesure des indices de rfraction des lames transparentes 

 et des liquides l'aide du microscope ordinaire; par M. Bertiiv. vfu 



Le duc de Chaulnes et le docteur Brewster ont propos deux mthodes 

 pour dterminer les indices de rfraction au microscope; mais elles sup- 

 posent cet instrument pourvu d'une vis micromtrique qui permette d'en 

 mesurer avec prcision les dplacements. On peut suppler cette mesure 

 micromtrique par l'observation des grossissements. 



" L'objectif tant fixe et l'oculaire mobile, si l'on mesure les trois gros- 

 sissements G, y, g d'un micromtre lorsqu'il est plac sur une lame de 

 verre, puis lorsqu'il est plac dessous, et, enfin, lorsque la lame est en- 

 leve, l'indice n de ce verre sera donne par la formule 



7 G g 

 n = - 



g 7 



^ G 7 



Lorsque la lame est trs-paisse , il vaut mieux la comparer une autre lanje 

 d'paisseur et d'indice connus , et alors on a 



iH) __ 



\ "/SI 



L'erreur possible est au plus d'une unit sur le chiffre des centimes. 



Les deux mthodes sont facilement applicables aux liquides. 



" Dans les expriences de M. Brewster, l'oculaire tant fixe et l'objectif 



variable, si l'on dterminait les trois grossissements g, y, y' du micromtre 



lorsque le mnisque compris entre l'objectif et un verre mince tangent est 



d'abord vide, puis rempli du liquide d'indice n, et, enfin, plein d'eau 



d'indice n', on aurait 



" t _ g 7 

 n'i g Y 



MM. Edm. Becquerel et Gahours ont employ une formule semblable 

 la dtermination des indices de rfraction des liquides pj^r le procd d,e 

 M. Brewster. ' ;H-}v;-tJ.. ,."; >-^- .|>* ;.(! 



.60.. 



