(Sag) 



de cette rgle ne se trouve donc pas soutenue ; elle peut flchir et se courber 

 sous le poids du chariot mob'ile qui porte la lunette et le niveau bulle 

 d'air, et qui glisse le long de la rgle divise. De plus, tout le poids de la 

 partie mobile de l'appareil, se trouvant du mme ct de l'axe fixe, tend 

 faire flchir cet axe et produire une usure ingale des tourillons et des 

 cnes dans lesquels ils glissent. 



Notre regrettable confrre, M. Gambey, avait bien senti les vices de 

 cette construction, et les avait fait disparatre dans les nouveaux appareils 

 qui taient en construction dans ses ateliers au moment de sa mort. 



" Dans le cathtomtre de M. Perreaux, l'axe fixe vertical est form par 

 une forte tige de fer qui a la mme hauteur que la rgle divise. Cette tige 

 est enveloppe, sur toute sa hauteur, par un tube en laiton sur lequel est 

 sonde la rgle divise, laquelle se trouve ainsi trs-rapproche de l'axe. I^e 

 cylindre mobile roule sur deux cnes, l'un p4ac au bas, l'autre au sommet 

 de l'axe en fer. Le chariot qui porte la lunette munie de son niveau em- 

 brasse le cylindre mobile sur tout son contour. 



" Fie cathtomtre qui est sous les yeux de l'Acadmie appartient au Ca- 

 binet de physique du Collge de France; votre Rapporteur s'en sert depuis 

 longtemps, et il a pu apprcier sa bonne construction, sous le rapport de 

 la prcision de ses mesures et sous celui non moins important de la stabilit 

 et de la facilit avec laquelle on rgle l'instrument. Pour une distance de 

 o^jD entre l'objet mesurer et l'objectif de la lunette, l'instrument permet 

 d'obtenir une prcision de 0,0 1 de millimtre; on pourrait apprcier des 

 diffrences plus petites, si l'on donnait un foyer plus court la lunette et 

 si I on faisait fonctionner, comme vis micromtrique , la vis destine donner 

 les petits mouvements au chariot. 



fia Commission vous propose donc d'accorder votre approbation au 

 cathtomtre de M. Perreaux, lequel soutient, sans dsavantage, la compa- 

 raison avec les meilleurs cathtomtres sortis des ateliers de M. Gambey. 



liCS conclusions de ce Rapport sont adoptes. 



PHYSIQUE APPLIQUE. Rapport sur une machine diviser la ligne droite, 

 et sur une machine diviser le cercle, prsentes par M. Perreaux. 



(Commissaires, MM. Arago, Babinet, Regnault rapporteur.) 



" Il existe , dans plusieurs ateliers de Paris, des machines diviser qui ne 

 laissent rien dsirer sous le rapport de la prcision ; mais elles sont d'un 

 prix trop lev pour qu'on puisse se les procurer dans les laboratoires de 



O.K., 1S49, i" Semestre T XXVIII , l\' 17. '] l 



