(4i8 ) 



envirou; des thermomtres placs au centre de ces cylindres ont march 

 presque simultanment : les diffrences taient de quelques diximes de degr 

 seulement. Cette concordance ma prouv que les diamtres adopts taient 

 dans un rapport convenable. Ces rapports sont : 



Fer. i oo 



Cuivre t 1 35 



Zinc 109 



Tels sont les lments dont les horlogers devront faire usage dans la construc- 

 tion des pendules compensateurs grille. Pour obtenir les lments ana- 

 logues de la compensation mercure, je n'ai pas suivi tout fait la mme 

 marche, parce que, d'une part, la conductibilit du mercure n'est pas connue, 

 et que, d'ailleurs, je n'avais pas considrer un cylindre de mercure, mais 

 un vase cylindrique rempli de mercure. J'ai donc plong dans un bain d'eau 

 trs-chaude un cylindre creux en fer, de i mm ,5 d'paisseur, rempli de mer- 

 cure, et les trois cylindres en fer, en cuivre et en zinc dont il vient d'tre 

 question. La marche des thermomtres placs dans ces diffrents cylindres 

 m'a fourni les donnes suffisantes pour trouver le diamtre que devait avoir 

 la verge suppose en fer, relativement au diamtre du cylindre, pour que 

 des quantits gales de chaleur produisissent des effets thermomtriques 

 gaux. L'accord entre les rsultats de ces dernires expriences n'a pas t 

 tout fait aussi satisfaisant que dans l'exprience des branches mtalliques; 

 cependant je crois pouvoir dire, sans tre trs-loign de la vrit, que le 

 cylindre creux en fer doit avoir un diamtre au moins quadruple de celui de la 

 verge galement en fer. 



Ces perfectionnements feront, j'espre, disparatre une partie des irr- 

 gularits dj bien faibles qui affectent le mouvement du pendule; ils ne 

 devront tre employs que pour les horloges de haute prcision, et permet- 

 tront d'tudier d'autres petites variations qui se trouvaient en quelque sorte 

 masques par le dfaut d'isochronisme et de compensation. Les chappements 

 qui exigent l'emploi de l'huile devront tre rejets et remplacs par des 

 chappements libres, analogues celui qui fonctionne dans les montres 

 marines, ainsi que l'a recommand M. Winnerl dans le Mmoire que nous 

 avons fait en commun. Ces amliorations ont au moins cet avantage, qu'elles 

 n'engendreront dans les pendules aucune cause nouvelle de variations, et 

 qu'elles respectent les conditions reconnues indispensables la grande pr- 

 cision dont jouissent ces instruments; conditions qui sont sanctionnes par 

 une exprience sculaire. 



