( 9*9 ) 

 ascendante pour les faire passer dans la premire boule sans la possibilit 

 d'aucune perte. Cette boule contient d'avance le ractif qui doit agir pour 

 l'absorption; et la pipette, ferme par le mercure qui remplit d'un ct la 

 seconde boule, et de l'autre le tube d'introduction, peut tre agite ind- 

 finiment et avec force comme un tube ordinaire. L'absorption termine, il 

 ne s'agit plus que de faire repasser le gaz dans le tube mesureur, ce qui 

 se produit par une simple diffrence de niveaux. Il est inutile de dire que 

 le gaz a t dpouill , s'il est ncessaire, des gaz trangers que la raction y 

 aurait dvelopps, comme dans l'absorption de l'oxygne par le protochlorure 

 de cuivre ammoniacal. 



> Tant que je ne me suis occup que de l'analyse des produits de la 

 respiration, j'ai pu me contenter de mesurer les gaz dans l'air, en employant 

 seulement des prcautions bien connues pour viter (approximativement) 

 les erreurs rsultant des variations de temprature. Je crois mme encore 

 que la nouvelle mthode pourra tre utile sous cette forme simple et peu 

 coteuse, pour des recherches de physiologie et de pathologie. Son mrite 

 serait de donner promptement , et avec quelques centimtres cubes de gaz 

 (je n'en ai jamais employ plus de dix dans mes recherches sur la respira- 

 tion), des rsultats exacts quelques millimes prs. Mais depuis, une cir- 

 constance que j'indiquerai plus loin est venue donner une autre direction 

 mes efforts, et m'a conduit chercher les conditions d'une exactitude 

 beaucoup plus grande. 



C'est ainsi que je suis arriv mesurer des gaz dans l'intrieur d'une 

 masse d'eau plus ou moins considrable, et remplacer les diffrentes cor- 

 rections relatives la temprature, la pression baromtrique et la va- 

 peur d'eau , par l'emploi d'un rgulateur qui permet de ramener le gaz dans 

 chaque mesure la tension sous laquelle il a t mesur la premire fois. 

 Je ne dcrirai pas ici le rgulateur dont il s'agit , qui n'est en ralit qu'un 

 thermomtre air extrmement sensible, et qui est en communication de 

 pression et de temprature avec le tube mesureur par l'intermdiaire de 

 l'eau de la cuve. Je demande la permission l'Acadmie de m'en tenir pour 

 aujourd'hui l'nonc des principes sur lesquels repose la mthode que je 

 dsire soumettre son apprciation. Les appareils l'aide desquels je fais 

 l'application de ces principes ne me paraissent pas avoir encore reu une 

 forme assez dfinitive pour tre l'objet d'une description dtaille; et pour- 

 tant la mthode, mme dans cet tat d'imperfection relative, me semble 

 dj assez propre rendre des services pour mriter ds aujourd'hui d'tre 

 examine. Quant aux rsultats auxquels j'ai t conduit, je ne puis encore 



