( iao ) 

 conoit que ce double effet puisse varier de manire rendre le pendule 

 isochrone. Si la force du ressort est trs-faible relativement au poids de la 

 lentille , les oscillations auront une dure moindre dans les petits arcs que 

 dans les grands, comme il arrive ordinairement; mais si Ion augmente la 

 force du ressort, il peut se faire que la dure des oscillations diminue lorsque 

 augmente l'amplitude dans de certaines limites, de sorte que l'on aura , pour 

 ainsi dire, dpass l'isochrouisme. 



Nos expriences ont confirm la justesse de ces considrations, car 

 elles ont ralis les diffrents cas qui viennent d'tre numrs : on peut s'en 

 convaincre en jetant un coup d'il sur le tableau o nous avons runi tous 

 les rsultats de nos observations. Nous allons maintenant donner quelques 

 dtails sur l'appareil que nous avons employ et sur la mthode que nous 

 avons suivie. 



Le pendule qui a servi pendant toute la dure des expriences est 

 form d'une rgle de sapin de i mtre de longueur, de 5 centimtres de lar- 

 geur et de 6 millimtres d'paisseur. Une des extrmits de la rgle, portant 

 une pice de cuivre taraude , peut tre fixe par une vis au centre mme de 

 la lentille; l'autre extrmit, galement garnie de cuivre, peut s'accrocher 

 la pice de suspension. On sait que le sapin prouve de si lgers changements 

 de longueur par des variations de temprature assez considrables, qu'il a t 

 propos pour remplacer les grilles mtalliques destines produire la com- 

 pensation; nous avons eu soin d'ailleurs d'oprer des tempratures peu 

 diffrentes, et des thermomtres placs dans la cage destine prserver le 

 pendule des courants d'air, ont vari de 18 23 degrs centigrades pendant 

 toute la dure de nos expriences. Ainsi, l'on peut considrer notre pendule 

 comme ayant t indiffrent aux variations de temprature. 



L'appareil de suspension consiste en deux lames lastiques d'acier 

 tremp , dont chaque extrmit, traverse par de petites goupilles, est pince 

 fortement entre deux plaques de cuivre visses rime contre l'autre: les deux 

 plaques de l'extrmit infrieure du ressort portent un axe auquel le pen- 

 dule peut tre accroch, et celles de l'extrmit suprieure font corps avec 

 un chevalet en cuivre, pais de 1 7 millimtres et dont le diamtre a 22 cen- 

 timtres de longueur. Ce chevalet a t fix au mur avec une extrme soli- 

 dit l'aide d'un fort crochet en fer qu'on y avait profondment scell , et de 

 trois vis situes 120 degrs de distance qui, prenant leurs points d'appui 

 sur le mur lui-mme , maintenaient le chevalet contre la tte du crochet. Nous 

 insistons sur ces dtails pour qu'on ait une entire scurit relativement la 



