( '79 ) 

 tation, dans la vue d'claircir quelques points dlicats et jusqu'ici contro- 

 verss, concernant les lois de l'coulement des gaz. 



L'appareil dont M. Pecqueur s'est servi dans ses expriences se compo- 

 sait du prand rservoir ou magasin dont il a t parl et dans lequel l'air tait 

 refoul plusieurs atmosphres ; d'un aut^e rservoir plus petit en tle mince 

 de cuivre , nomm grand rcipient, de la contenance de 180 litres , qui com- 

 mmiiquait avec le magasin par un tube de o m ,8o de longueur, o m ,o4 de dia- 

 mtre, muni d'un robinet l'entre; enfin, d'un dernier rservoir de 55 li- 

 tres, qui communiquait, avec le prcdent, au moyen de tubes en plomb, de 

 divers diamtres et longueurs, dans lesquels on s'tait propos de faire couler 

 l'air sous des diffrences de pressions plus ou moins grandes. Chacun des trois 

 rservoirs tait muni d'un manomtre mercure et air libre , servant 

 mesurer l'excs de la pression intrieure sur celle de l'atmosphre; le petit 

 rcipient tait , en outre , muni d'un robinet qui, en permettant de lcher 

 plus ou moins d'air au dehors, servait maintenir la pression un tat con- 

 stant pendant la dure de l'exprience. 



Aprs le refoulement de l'air dans le magasin et la fermeture du robinet 

 d'admission de cet air, qui s'y trouvait ainsi condens plusieurs atmo- 

 sphres, l'un des observateurs tait occup rgler l'ouverture du robinet 

 d'coulement de ce magasin, de manire maintenir l'air du grand rcipient 

 une pression constante au-dessus de celle que le second observateur tchait 

 de maintenir pareillement constante dans le petit rcipient. Un troisime ob- 

 servateur tait occup compter le nombre des oscillations d'un pendule 

 secondes pendant la dure de l'exprience, dont le commencement corres- 

 pondait l'instant prcis o la tension dcroissante dans le magasin se trou- 

 vait de \ atmosphre au-dessus de la tension fixe du grand rcipient, tandis 

 que la fin correspondait l'instant mme o le manomtre du magasin se trou- 

 vait abaiss au niveau de celui du grand rcipient. 



Il rsultait effectivement de ce dispositif, qu'en ngligeant la faible 

 diffrence existant- entre la pression baromtrique extrieure et la pression 

 atmosphrique moyenne, mesure par une colonne de o m ,76 de mercure, 

 le volume de l'air coul, ramen cette dernire pression, devait tre qui- 

 valent la moiti de la capacit du grand magasin, soit i463 litres, en n- 

 gligeant, d'autre part, le faible abaissement de temprature survenu, dans 

 ce mme magasin , par l'effet de la dilatation de l'air qu'il contenait primiti- 

 vement. En divisant le volume de i463 litres ou i mc ,463 par le nombre 

 de secondes observ au pendule, MM. Pecqueur, Bontemps et Zambaux 

 obtenaient le volume de la dpense par seconde, qu'ils ramenaient, par un 



a3,. 



