( 4*7) 

 lames de quartz d'uue paisseur infrieure o mm ,6 ou des colonnes d'essence 

 de trbenthine moindres que l\\ millimtres. 



li'appareil que je prsente aujourd'hui permet d'apprcier d'une ma- 

 nire rigoureuse la dviation produite par une couche active d'une paisseur 

 quelconque. 



Le principe sur lequel est fond cet appareil se trouve dans les belles 

 expriences par lesquelles M. Biot a montr qu' l'exception de l'acide tar- 

 trique, les corps organiques dous de la proprit rotatoire l'exercent sui- 

 vant les mmes lois que le quartz. D'aprs ces expriences, si l'on combine 

 une lame de quartz dextrogyre avec une colonne d'essence de trbenthine, 

 les paisseurs de l'une et de l'autre tant dans le rapport de i 68,5, il y 

 aura compensation exacte et l'on n'observera aucune rotation. 



Si donc il tait possible d'avoir sa disposition une srie de plaques de 

 quartz d'paisseurs et de rotations convenables, on pourrait, en les associant 

 successivement avec les corps que l'on veut tudier, arriver, dans tous les 

 cas , une neutralisation parfaite. 



En comparant, dans chaque couple form d'une lame de quartz et 

 d'une couche doue de rotation contraire, les paisseurs qui donnent lieu 

 la compensation , on aurait le rapport exact du pouvoir rotatoire de chaque 

 substance compar celui du quartz. 



Mon appareil est destin remplacer la srie de plaques de quartz, 

 qu'il serait impossible de faire assez complte pour satisfaire tous les cas. 



Il se compose, suivant le procd propos par M. Babinet pour obtenir 

 des plaques paisseurs variables, de deux longs prismes de quartz de mme 

 rotation , rectangulaires et parfaitement identiques. Ils sont monts de manire 

 s'avancer paralllement l'un sur l'autre suivant le ct oppos l'angle droit. 

 Us constituent ainsi, par leur combinaison, une lame faces parallles dont 

 l'paisseur, qui peut tre gradue volont, est indique par une division 

 grave sur les cts de la monture. 



A raison du mode d'action de ce nouvel appareil, je le dsigne sous le 

 nom de compensateur. 



" Il est ncessaire d'en avoir pour chaque espce de rotation. 

 Pour appliquer le compensateur la mesure des rotations, je le com- 

 bine avec ma double plaque. Je suppose, par exemple, que celle-ci donne la 

 teinte de passage. Si nous interposons une colonne de sirop de sucre de 

 i dcimtre d'paisseur, l'identit de couleur des deux lments de la 

 double plaque sera dtruite immdiatement; mais, dans ce cas, nous 

 aurons beau tourner le prisme analyseur, nous n'arriverons jamais rta- 



C. R., 1845, a me Semestre. (T. XXI, N 7.) 56 



