( 4^8 ) 



blir l'identit de teinte des deux lames qui constituent la double plaque. 

 L'paisseur de la couche de sucre interpose ne permet pas qu'il en soit 

 autrement. 



Aussi, laissant en place le prisme analyseur, je dispose un compensa- 

 teur lvogyre sur la colonne de sirop de sucre, et je fais marcher les deux 

 lames prismatiques qui le constituent la rencontre l'une de l'autre , jus- 

 qu' ce que les deux lments de la double plaque aient repris l'identit de 

 teinte qui leur appartenait avant l'interposition du sucre. Ce phnomne 

 arrive lorsque l'effet produit par la colonne de sucre est neutralis par celui 

 que dtermine la lame compose du compensateur. 



Si la couche du corps que l'on tudie tait trop puissante pour le com- 

 pensateur que l'on a sa disposition , on commencerait par dtruire la 

 majeure partie de l'effet de cette couche au moyen d'une plaque addition- 

 nelle de quartz faces parallles et d'une paisseur connue, et l'on compl- 

 terait la neutralisation l'aide du compensateur. 



Enfin , mon nouvel instrument peut servir vrifier les lois de la pola- 

 risation rotatoire dans le cristal de roche. 



Pour ce genre d'expriences, j'y adapte demeure une plaque de quartz 

 faces parallles et de rotation contraire celle du compensateur ; par suite 

 de cette addition, on part de o rotation, et l'on s'lve par degrs jusqu'au 

 maximum que peut fournir l'instrument. 



Je dois faire observer aussi que cette mme addition permet d'appli- 

 quer le compensateur la mesure des rotations des lames de quartz d'une 

 paisseur moindre que o mm ,6. 



Remarques de M. Biot sur la communication de M. Soleil. 



Je ne puis qu'applaudir l'habilet inventive qu M. Soleil a porte 

 dans la construction du nouvel instrument qui vient de nous tre prsent en 

 son nom. La combinaison des diverses pices qui le composent est , en tout 

 point, thoriquement exacte, l'appareil deux rotations n'y tant employ 

 que pour manifester des dissemblances de teintes , opration laquelle il est 

 minemment propre, et non pour mesurer des dviations, ce qu'il ne peut 

 pas faire sans erreur. En somme , ce nouvel instrument ne me semble pas de 

 nature tre introduit dans les applications habituelles, parce qu'on trouvera 

 gnralement plus sr et plus facile de mesurer directement une dviation 

 que de recourir un intermdiaire aussi complexe , difficile bien construire 

 dans ses dtails, ncessitant des prcautions dlicates d'interposition pour tre 

 employ sans erreur, et dont les rsultats immdiats, s'obtenanten paisseurs 



