( 46 2 ) 



o,6-z5. La dissemblance des teintes a t aussitt manifeste. D e a pass au 

 bleu violac, G e au rouge, conformment au sens de l'action surajoute. La 

 plaque de sirop tendue, dont la rotation propre tait mm ,2o,, a produit 

 aussi entre les deux images une dissemblance de teinte trs-faible ; mais ap- 

 prciable. Cette dissemblance est devenue bien plus forte et plus manifeste 

 par l'artifice dj employ pour la plaque A, c'est--dire en ramenant tant 

 soit peu le prisme analyseur vers le zro, de manire crer entre les deux 

 images primitives G e , D e une diffrence de nuance peine sensible. Cette 

 prcaution aurait t probablement inutile, si l'paisseur de l'appareil avait 

 t plus grande de j~ ou -^~ de millimtre, ce qui aurait rapproch imm- 

 diatement les images primitives de la teinte violace moins vive et un peu 

 plus bleutre, dont les changements contraires doivent tre le plus sensibles 

 par opposition. 



5. Voulant enfin tenter une preuve encore plus dlicate, j'ai pris du 

 mme sirop de sucre que j'avais dj tendu d'eau , et je l'ai ml avec une 

 nouvelle quantit d'eau volume gal. Ainsi affaibli, il ne produisait plus 

 pour la teinte de passage qu'une dviation de 2i,5 travers une paisseur 

 de 146 millimtres. C'tait donc proportionnellement, pour une paisseur de 

 1 millimtre, -^| ou o,i47- J'ai rempli de cette solution l'anneau de verre 

 qui avait cette mme paisseur, et, ayant dispos le prisme analyseur sur 

 l'appareil B , de manire y produire ce faible dfaut d'quilibre des teintes 

 G e , D e qui devait rendre leur perturbation plus sensible, j'ai interpos cette 

 plaque dans le trajet des rayons. Elle y a produit une dissemblance certaine, 

 mais trs-faiblement perceptible. C'tait donc l le dernier terme de sensi- 

 bilit de cet appareil pour la quantit actuelle de lumire qui le traversait. 

 Cette dviation o,i47 est la mme qu'exercerait une lame de cristal de 

 roche perpendiculaire l'axe dont l'paisseur serait j^ de millimtre, en 

 comptant 24 degrs pour 1 millimtre l'il nu. 



6. Comme confirmation de cette condition thorique d'paisseur qui 

 donne le maximum de sensibilit, j'ai appliqu les mmes preuves deux 

 autres appareils que M. Soleil avait construits pour ses propres essais, et 

 qui s'cartaient en sens contraire de la limite 3 mm ,'jS. Je les nommerai M 

 etN; leurs paisseurs taient, fort approximativement, pour M, 3 mm ,6; 

 pourN, 4 mm ,55. Ils taient tous deux beaucoup moins sensibles que l'appa- 

 reil B, et N l'tait encore moins que le premier A. Le prisme analyseur tant 

 amen dans la direction rectangulaire la polarisation primitive, M donnait 

 les images D e , G e , trop rouges, comme tant trop mince. La teinte de passage 

 violet bleutre y tait trop dpasse pour cette dviation de 90 , et le rouge 



