( 8 9 o ) 



CHIMIE. Nouveau procd eudiomtrique pour estimer en volume le 

 rapport des lments de l'air atmosphrique; par M. Lassaicne. 



Depuis la dcouverte de la composition de l'air, plusieurs moyens ont 

 t employs par les chimistes pour dterminer le rapport en volume des 

 principes constituants de ce fluide lastique. Ces procds, gnralement 

 mis en pratique dans les laboratoires, sont tous fonds sur l'absorption de 

 l'oxygne par plusieurs corps simples ou composs, soit la temprature or- 

 dinaire, soit en provoquant la raction par le calorique ou l'lectricit. C'est 

 ainsi qu'on a mis en usage autrefois le solutum de sulfure de potasse , et que, 

 dans la suite, ont t employs le phosphore, l'hydrogne, le deutoxyde 

 d'azote, et, comme on l'a indiqu dans ces dernires annes , le protosulfate 

 de fer dcompos par la potasse. 



MM. Dumas et Boussingault, en soumettant l'air l'action du cuivre di- 

 vis et chauff au rouge obscur, ont apport, en dernier lieu , une modifica- 

 tion importante qui permet d'estimer en poids l'oxygne et l'azote qui existent 

 dans l'air, au lieu d'apprcier le volume de chacun de ces gaz, comme on le 

 faisait par les anciens procds eudiomtriques. 



En exprimentant, dans ces derniers temps, avec le protosulfate de fer, 

 conseill par M. Dupasquier, et rptant le procd qu'il a indiqu et publi , 

 nous avons t amen mettre en pratique une raction qui est bien connue 

 des chimistes, mais qui n'avait pas t applique, que nous sachions, 

 l'analyse de l'air. 



Ce moyen est fond sur la facilit avec laquelle le cuivre mtallique, 

 divis en copeaux , s'oxyde au contact de l'air en prsence de l'ammoniaque 

 liquide, et sur la formation d'un ammoniure bleu de deutoxyde de cuivre. 

 Plusieurs expriences successives nous ayant fait connatre que cette 

 raction s'oprant dans un volume limit d'air, dterminait en un temps 

 assez court l'absorption totale de l'oxygne qui y tait contenu en laissant 

 l'azote libre, nous avons pens faire de suite une application de cette pro- 

 prit l'analyse de l'air, et le rsultat a t tel que nous l'avions prsum. 



L'application de ce nouveau moyen est fort simple; il n'exige l'emploi 

 d'aucun appareil particulier. Un tube gradu ordinaire, de i4 i5 centim- 

 tres de longueur sur 12 millimtres de diamtre, et un petit flacon bouch 

 l'meri, de 3q 35 centimtres cubes de capacit, sont les seuls vases 

 ncessaires. 



lie procd consiste introduire dans le petit flacon 3 4 grammes de 



