{ m ) 



. La graduation du compensateiii* se fait aisment, et, une fois qu'elle a 

 t faite avec les soins suffisants , l'instrument indique que la cause quel- 

 conque qui fait tourner le plan de polarisation a une intensit quivalente 

 celle d'une lame de quartz d'une paisseur connue; sous la condition toute- 

 fois que cette cause exerce, sur les diverses lumires simples, des actions 

 comparables celle que le quartz exerce lui-mme. 



L'instrument de M. Soleil, dont je viens de rappeler la construction, a 

 d tre spar en deux parties pour les expriences dont je vais parler. La 

 partie objective et la partie oculaire ont t montes sparment sur mon 

 banc de diffraction (voyez mes Elments de Physique, 4* dit. , a* vol. , 

 pi. a6), qui se prte, avec la plus grande facilit, toutes les recherches o 

 il s'agit de centrer les appareils sur un mme axe. 



Une lampe ordinaire est place en avant de la partie objective, et une 

 forte loupe donne un faisceau de lumire sensiblement parallle, qui, en se 

 propageant suivant l'axe commun , traverse successivement l'objectif, les 

 pices soumises l'preuve et l'oculaire; la distance entre l'objectif et l'ocu- 

 laire peut varier entre des limites assez loignes, car elle peut s'tendre 

 prs de i mtres, ou seulement quelques centimtres, suivant la nature 

 des observations. 



>' Il importe de remarquer que le faisceau de lumire est toujours hori- 

 zontal, et l'appareil a t accidentellement dispos pour que la lumire se 

 propaget du sud au nord, ce qui pourra nous servir dfinir plus facile- 

 ment les positions relatives du rayon polaris, des lectro-aimants et des 

 corps sur lesquels ils agissent. 



L'lectro-aimant est horizontal , c'est--dire que le plan des axes de 

 ses deux branches est horizontal, et prcisment la hauteur du faisceau de 

 lumire qui traverse l'appareil; de plus, le plan vertical, form par les ex- 

 trmits des deux branches ou par les ples de l'lectro-aimant, est parallle 

 ce faisceau, et peut s'en approcher plus ou moins. Cela pos, si l'on veut 

 soumettre l'exprience, par exemple, un paralllipipde de flint-glass 

 . de lo ou II centimtres de longueur et termin perpendiculairement sa 

 longueur par deux plans parallles, on dispose d'abord ce paralllipipde 

 de telle sorte que le rayon polaiis par l'objectif le traverse suivant son axe, 

 et s'il arrive que le flint soit pur et non tremp, comme cela doit tre pour 

 le succs de l'exprience, son interposition ne produit ni dviation, ai' colo- 

 ration dans le rayon de lumire. 



" Alors on approche l'lectro-aimant en le disposant de la mme faon 

 que si la pice de flint tait une pice de fer qui dt lui servir de contact. 



