( 2i4 ) 



mtre dynamotntrique, dont l'ide parat appartenir M. Gauthey, et au 

 moyen duquel la vitesse du courant se dduit de la force impulsive qui en 

 rsulte sur une petite palette fixe un levier que l'on tient verticalement 

 en quilibre par un ressort. J'ai introduit , dans toutes les parties de la 

 construction de cet instrument, des modifications essentielles. 



n Les indications de ces divers instruments ont t compares celles d'un 

 nouvel appareil hydromtrique qui consiste simplement en un tube de verre 

 rectiligne dispos paralllement la direction et la pente du courant; ce 

 tube est ouvert ses deux extrmits: celle d'amont est termine par un effi- 

 lement en forme d'ajutage qui, par suite de cette forme particulire, trouble 

 trs-peu la marche des filets : l'eau se meut dans ce tube avec une vitesse 

 fonction de celle du courant et du rapport de son diamtre celui de l'ori- 

 fice d'entre, de sorte qu'on peut rgler volont la sensibilit de l'instru- 

 ment ; enfin, la vitesse dans le tube est mesure par l'observation de la mar- 

 che d'une bulle d'air entre deux points de sa longueur. La difficult de la 

 tare, qui est un obstacle l'usage des autres hydromtres, disparat pour 

 celui-ci, car elle se fait avec une exactitude suffisante au moyen de flotteurs 

 sphriques immergs d'une quantit gale leur diamtre, qui est gal 

 celui du tube. 



Les dfauts du tube de Pitot et les imperfections des moulinets ont t 

 en partie signals par plusieurs auteurs; nous ajouterons que toute tentative 

 pour rendre le premier de ces instruments plus prcis nous semble devoir 

 chouer cause des phnomnes qui rsultent de l'action du courant sur la 

 base de la colonne hydromtrique. Quant aux moulinets, la relation exacte 

 et gnrale entre leur vitesse et celle du courant parat tre complique, et 

 ce n'est qu'entre des limites restreintes que nous avons pu la remplacer par 

 une fonction du premier degr de ces deux vitesses; les sujtions mcaniques 

 de ces instruments les rendent peu sensibles, et l'application en parat de- 

 voir tre borne aux courants permanents grande vitesse, tels que ceux 

 qui s'chappent des orifices sous une charge constante. L'hydrodynamomtre 

 dcle les plus petites variations dans la vitesse du courant, sa constitution 

 n'entrane aucune variabilit irrgulire de la tare , et il dispense de l'emploi 

 d'un chronomtre. L'inconvnient de cet appareil rside dans les oscillations 

 du levier provenant des mouvements des molcules liquides dvies autour 

 du corps choqu; mais il parat devoir rsulter, de l'observation de ces mou- 

 vements, la dtermination d'une forme de ce corps qui rendra insensibles les 

 oscillations dj trs-faibles, mme avec un prisme mince artes vives. 

 Les expriences hydromtriques ont t rptes sur trois courants. ayant 



