( 3 7 6) 



tain degr. Cette disposition, imite du baromtre cadran , donne des de- 

 grs d'une grande tendue. M. l'abb Vidal , pour graduer son bullioscope , 

 tient le tube mercure successivement dans l'eau distille et dans des m- 

 langes connus d'eau et d'alcool ports la temprature de l'bullition. 



Cet instrument a t soumis, par nous et par d'autres personnes, des 

 essais multiplis; l'usage s'en serait probablement rpandu, si l'on n'tait 

 pas, en gnral, dispos accueillir peu favorablement les appareils com- 

 pliqus. Il faut dire, en effet, que la forme de cet instrument, que le ca- 

 dran, la poulie, le rservoir mercure exigent ncessairement des soins 

 particuliers dans le transport et dans les manipulations. 



L'bullioscope tige droite de M. Conaty est fond sur le mme prin- 

 cipe que celui de M. Vidal. Seulement il est plus simple dans sa forme et dans 

 sa construction. Cet bullioscope n'est autre chose qu'un thermomtre mer- 

 cure, dont les divisions diminuent de longueur depuis la temprature de 

 ioo degrs jusqu' celle de 85. 



Pour tracer l'chelle, on prpare des mlanges d'eau et d'alcool dans 

 le rapport de 95 5, de 90 10, et ainsi de suite jusqu'au rapport de 4o 

 60. On marque o sur l'chelle pour le point correspondant l'bullition 

 de l'eau pure, 5 pour le point correspondant au mlange contenant cinq 

 parties d'alcool, et ainsi successivement. C'est aussi de cette manire que 

 M. Vidal trace la division de son bullioscope. 



L'chelle de l'appareil de M. Conaty est mobile , et est toujours dispose , 

 par le moyen d'une vis de rappel, de manire que le zro corresponde 

 l'extrmit de la colonne de mercure, pour l'bullition de l'eau sous la pres- 

 sion atmosphrique , au moment de l'xprience. On se dispense ainsi de 

 tables de correction, lesquelles sont souvent un obstacle l'adoption d'un 

 instrument parle commerce, par l'industrie, et mme par l'administration. 



Un instrument quelconque doit tre contrl; la vrification de l'chelle 

 par des mlanges directs serait un peu longue : heureusement on peut viter 

 ce travail minutieux, en se bornant comparer les indications de l'bul- 

 lioscope avec celles de l'alcoomtre centsimal de M. Gay-Lussac, pour 

 trois ou quatre alcools diffrents degrs, et qui embrassent toute l'tendue 

 de l'chelle. Cette vrification nous parat indispensable pour les deux 

 appareils. 



La dure d'une exprience est de huit minutes environ; chaque exp- 

 rience exige 100 grammes de liquide. Le procd de M. Vidal demande un 

 peu plus de liquide et un peu plus de temps. 



Le titre fourni par l'un ou par l'autre instrument est de i degr ou 



