( 4i9 ) 

 affleur au mme point a5 degrs, et ensuite chauff 5o degrs, indi- 

 quera, par son stationnement, le titre du mlange. 



Si, au lieu d'eau et d'alcool , on prenait deux liquides quelconques, et 

 dont les dilatations soient notablement diffrentes entre deux limites de tem- 

 pratures constantes, on aura pareillement une chelle pour ces deux 

 liquides; si l'on en forme d'abord des liquides titrs, et qu'on en marque les 

 dilatations sur le tube du thermomtre, cette chelle servira pareillement 

 donner le titre d'un mlange quelconque de ces deux liquides. 



Pour rgulariser ce procd, et l'approprier d'abord aux usages habi- 

 tuels de l'apprciation alcoomtrique, j'ai d donner une certaine forme ce 

 thermomtre, et en faire un instrument complet que je nommerai dilato- 

 mtre. 



Voici quelle en est la forme et la disposition : 



Sur une plaque mtallique sont fixs deux thermomtres , dont l'un 

 mercure indiquant seulement par deux traits les tempratures initiales et 

 finales, soit 2 5 et 5o degrs ; l'autre thermomtre , destin contenir le liquide 

 essayer, est ouvert par les deux bouts, effil la partie infrieure du r- 

 servoir et termin par un tube large la partie suprieure de sa tige : c'est 

 une vritable pipette de verre. 



Comme l'chelle alcoomtrique se trouve au-dessus du point o l'eau 

 s'est arrte 5o degrs, la portion destine la dilatation de l'eau pure 

 pourra tre remplace par une autre capacit gale, plus courte, mais plus 

 large, par un renflement dans l'intrieur cet endroit. On diminue ainsi la 

 longueur du tube , ou l'on augmente le nombre de ses divisions dans d'autres 

 cas. 



Le thermomtre, pour retenir le liquide, est ferm sa partie effile 

 infrieure par une petite plaque de lige convenablement fixe sur un res- 

 sort fix lui-mme par un bout contre la plaque qui supporte le tout. 



Pour faire couler le liquide d'preuve , on dprime le ressort par son 

 bout libre au moyen d'une tige de cuivre retenue contre la plaque vers le 

 ressort par une virole, et vers l'entonnoir, au sommet, par un crou dans 

 lequel s'engage vis le bout suprieur de la tige. 



Pour obtenir un mouvement rapide, la vis est quatre filets. 



Pour ouvrir ou fermer le thermomtre, il suffit donc de tourner la tte 

 de cette tige dans un sens ou dans l'autre. 



Les liquides coutenant souvent de l'air ou du gaz en dissolution, il a 

 fallu les en purger sans affecter leur titre; le meilleur moyen tant le vide 



5 7 . 



