( 538 ) 



RAPPORTS. 



lectro-magntisme. Rapport sur un appareil construit parM. Ruhmkorff, 

 pour faciliter l'exhibition des phnomnes optiques produits par les corps 

 transparents , lorsqu'ils sont placs entre les ples contraires d'un aimant 

 d'une grande puissance. 



(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Biot rapporteur.) 



Depuis que les remarquables phnomnes optiques dcouverts par 

 M. Faraday ont t annoncs au monde savant , beaucoup de physiciens au- 

 raient voulu les tudier; mais trs-peu se sont trouv avoir des appareils 

 assez puissants, ou assez bien disposs, pour pouvoir seulement les repro- 

 duire. M. Ruhmkorff, qui fabrique, avec une grande habilet, les instru- 

 ments d 'lectromagntisme, s'est propos de satisfaire ce nouveau besoin 

 de la physique. Pour cela, il a construit deux sortes d'appareils : l'un, destin 

 aux recherches de prcision, susceptible d'une grande nergie , muni de toutes 

 les pices ncessaires pour modifier les forces, varier les distances et me- 

 surer les effets; le second, plus simple, et d'un prix plus modique, ayant 

 seulement pour but de manifester avec facilit les phnomnes, dans les 

 cours d'enseignement gnral. C'est ce dernier que M. Ruhmkorff vous a pr- 

 sent. Mais tous deux sont tablis sur les mmes principes, galement judi- 

 cieux : de sorte qu'en dcrivant celui qu'il vous a soumis, nous n'aurons que 

 peu de dtails ajouter pour faire connatre l'autre, que nous avons vu dans 

 ses ateliers, et qui, par sa destination scientifique, intressera plus spciale- 

 ment l'Acadmie. 



Daus celui que nous avons eu ^ examiner, le corps de l'instrument est 

 form par une barre de fer doux ayant en paisseur i centimtre, en lon- 

 gueur 22. Elle est replie en querre ses deux extrmits, auxquelles s'ap- 

 pliquent perpendiculairement, par uu fort serrage, les bases de deux cylin- 

 dres de mme mtal, dirigs en regard l'un de l'autre, suivant un mme axe 

 rectiligne. Chacun d'eux a 3 centimtres de diamtre et g de longueur, en 

 sorte qu'il reste un petit intervalle entre les bouts par lesquels ils se rap- 

 prochent. Un trou cylindrique, dont le diamtre est de i centimtre, est 

 perc dans leur axe commun, et se prolonge travers les branches de 1- 

 querre mtallique auxquelles ils sol fixs; ce qui laisse passer librement 

 la lumire dans cette direction. Ces cylindres sont destins devenir la 

 partie spcialement active de l'lectro-aimant. Pour cela, des fils de cuivre 

 recouverts de soie, ayant a millimtres de diamtre et oo mtres de Ion- 



