( 6) 



Nous nous sommes partag le travail. MM. Regnault et Reiset se 

 >ont occups du phnomne de la respiration; M. Millon s'est charg sp- 

 cialement d'tudier la nutrition des animaux. Malheureusement les occu- 

 pations diverses de chacun de nous, et les longues tudes prliminaires qu'il 

 nous a fallu faire avant d'aborder le sujet principal de nos recherches , ne 

 nous ont pas permis d'apporter dans nos travaux l'ordre qui aurait t nces- 

 saire pour suivre le plan que nous nous tions trac. La respiration et la nu- 

 trition n'ont pu tre tudies jusqu'ici que sparment; mais nous esprons 

 que les circonstances nous permettront, la fin de notre travail, d'tudier 

 ces deux phnomnes conjointement, au moins sur quelques espces 

 animales. 



M. Millon prsentera prochainement l'Acadmie les rsultats de ses 

 expriences sur la nutrition, ainsi que la description des appareils qu'il a 

 imagins pour faire en peu de temps, et trs-exactement, l'analyse des 

 substances alimentaires et des excrtions. 



Les recherches sur la respiration seront divises en deux parties : la 

 premire comprendra les recherches prliminaires que nous avons jug 

 convenable de faire sur l'analyse des mlanges gazeux; la seconde partie 

 renfermera nos expriences sur la respiration. 



PREMIER MMOIRE 

 Sur l'analyse des mlanges gazeux ; par MM. V. Regnault et J. Reiset. 



>< Il nous a paru ncessaire, avant d'aborder l'tude de la respiration des 

 animaux, de faire une tude complte des procds qui ont t proposs 

 pour faire l'analyse des mlanges gazeux; nous avons t conduits ainsi 

 construire un appareil eudiomtrique qui nous permet d'apporter dans ces 

 aualyses une prcision laquelle on n'tait pas encore arriv, bien que 

 l'opration soit des plus simples et s'excute en trs-peu de temps. 



Pour faire comprendre les principes sur lesquels notre mthode d ana- 

 lyse est fonde, il est ncessaire de dcrire en quelques mots la manire dont 

 les chimistes opraient avant nous. Nous supposerons qu'il s'agit d'analyser un 

 mlange d'air atmosphrique et d'acide carbonique. On mesure un certain 

 volume de ce mlange dans une cloche divise sur le mercure. Afin d'tre 

 plus sr du degr d'humidit du gaz, on a soin de laisser les parois de la 

 cloche lgrement humides, pour que le gaz soit satur d'humidit. Une pre- 

 mire difficult se prsente : Quelle est la temprature du gaz et quelle est 

 sa force lastique? On suppose le plus souvent que la temprature du gaz 

 est celle de l'air ambiant ou celle du mercure de la cuve. Quand on opre 

 plus exactement, on place un thermomtre tout prs de la cloche; mais 



