( 8) 



L'acide carbonique tant absorb , il faut dterminer la proportion 

 d'oxygne qui se trouve dans le gaz restant. On y arrive par deux moyens: 

 par la combustion du gaz avec l'hydrogne, ou en faisant absouber 

 l'oxygne par un corps qui se combine avec lui , soit la temprature 

 ordinaire , soit une temprature plus leve. 



L'eudiomtre gaz hydrogne consistait primitivement en deux tubes 

 spars. L'un de ces tubes tait divis; il servait mesurer les gaz avant et 

 aprs la combustion. Le second tube tait parois paisses, et muni d'une 

 garniture mtallique qui permettait de faire passer une tincelle lectrique 

 dans ce tube. L'air analyser et le gaz hydrogne destin oprer la 

 combustion de l'hydrogne taient mesurs dans le premier tube, puis 

 introduits travers le liquide dans le tube combustion. Aprs le pas- 

 sage de l'tincelle lectrique, on transvasait de nouveau le gaz travers 

 le liquide de la cuve , du tube combustion dans le tube divis , et 

 l'on mesurait le volume du gaz restant. 



> On a beaucoup perfectionn cet appareil, en faisant la mesure et la 

 combustion des gaz dans un mme tube divis. 



lies, substances absorbant l'oxygne qui ont t employes jusqu'ici 

 sont : 



Le phosphore; 



Les sulfures alcalins ; 



L'hydrate de protoxyde de fer; 



Le protochlorure de cuivre dissous dans l'ammoniaque; 



Le sulfite de protoxyde de cuivre ammoniacal. 



Lorsqu'on emploie le phosphore , on opre de la mme manire que 

 pour absorber l'acide carbonique avec la boule de potasse. On rencontre les 

 mmes incertitudes, et l'absorption ne se fait que trs-lentement : si la tem- 

 prature ambiante est infrieure 10 degrs, l'absorption n'est souvent pas 

 complte au bout de huit jours; elle marche plus rapidement si Ion place 

 le tube au soleil, ou si la temprature est leve. 



y Quand on employait les dissolvants liquides, ou l'hydrate de protoxyde 

 de fer en suspension dans une dissolution alcaline , on introduisait une cer- 

 taine quantit de la liqueur dans le tube gradu; on agitait et l'on attendait le 

 moment o le volume du gaz n'prouvait plus de variations. Il est clair que , 

 dans cette manire d'oprer, on rencontrait les mmes erreurs que pour 

 l'absorption de l'acide oarbouique par la potasse dans le tube divis. 



Le point de dpart de nos expriences tant ainsi nettement pos, nous 

 allons tcher de donner une ide de notre appareil et des moyens que nous 

 employons pour viter les causes d'incertitude qui se prsentent dans les 



