(9) 

 anciennes manires d'oprer, du moins autant que nos pourrons le faire 

 sans figures et dans les bornes trs-troites de cet extrait. Notre Mmoire 

 complet sur l'eudiomtrie paratra d'ailleurs trs-prochainement dans les 

 annales de Chimie et de Physique. 



Notre appareil eudiomtrique se compose de deux parties, que l'on 

 peut runir et sparer volont. La premire sert mesurer le gaz dans 

 des conditions dtermines de temprature et d'humidit; dans la seconde, 

 que nous appellerons le laboratoire, on peut soumettre le gaz aux divers 

 ractifs absorbants. L'appareil mesureur se compose d'un tube divis en milli- 

 mtres ouvert sa partie infrieure, et termin en haut par un tube capillaire 

 recourb angle droit. L'extrmit infrieure de ce tube est mastique dans, 

 une pice en fonte robinet, munie de deux tubulures. On a mastiqu, dans 

 la seconde tubulure, un tube droit divis en millimtres et de i mtre de 

 hauteur. Les deux tubes ont de \l\ 16 millimtres de diamtre intrieur. 

 L'ensemble des deux tubes forme un appareil manomtrique qui est enferm 

 dans un manchon en verre rempli d'eau, que l'on maintient une temp- 

 rature constante. 



Le tube laboratoire se compose d'une cloche de verre ouverte par le 

 bas et termine en haut pa<- un tube capillaire recourb. Cette cloche plonge 

 dans une petite cuve mercure que l'on peut monter volont. Les extr- 

 mits des tubes- capillaires qui terminent le laboratoire et le mesureur sont 

 mastiques dans deux petits robinets en acier, dont les extrmits rodes 

 s'ajustent exactement l'une sur l'autre. Le tube mesureur est travers par deux 

 fils de platine, l'aide desquels on peut faire passer des tincelles lectriques 

 pour faire les analyses par combustion. 



Cela pos, supposons qu'il s'agisse d'analyser avec cet appareil un 

 mlange d'air atmosphrique et d'acide carbonique. On remplit entirement 

 de mercure le mesureur et le laboratoire, on introduit l'air dans le labora- 

 toire , puis on runit le laboratoire au mesureur. En faisant couler le mercure 

 du tube mesureur, on fait passer l'air du laboratoire dans le mesureur, et 

 l'on fait entrer une petite colonne de mercure dans le tube capillaire .qui 

 les runit, de manire ce que le mnisque affleure un repre qui marque 

 le zro du volume. On choisit pour second repre un des traits du tube me- 

 sureur. Dans chaque mesure de gaz on ramne celui-ci occuper rigoureu- 

 sement le mme volume, et l'on dtermine seulement sa forc lastique. Les 

 parois du mesureur sont toujours mouilles d'une petite quantit d'eau qui est 

 constamment la mme, parce que c'est celle que le mercure n'enlve pas en 

 montant quand on remplit le tube. Le gaz tant mesur, on dtache le labora- 



C. K., ( 848, 1" Semestre. (T. XXVI, NI.) a 



