( io ) 



toire, on fait montera sa partie suprieure une goutte dpotasse, puis on le 

 runit de nouveau au tube mesureur. On ouvre les robinets, et. l'on fait passer 

 le gaz du mesureur dans le laboratoire: l'acide carbonique s'absorbe dans la 

 potasse qui mouille le tube. Aprs deux minutes, on fait repasser le gaz dans 

 le mesureur, puis ou le renvoie une seconde fois dans le laboratoire , dont les 

 parois se sont mouilles de nouveau avec de la potasse frache. On ramne le 

 volume du gaz, dbarrass de son acide carbonique, aux mmes points fixes 

 du mesureur, et l'on dtermine sa force lastique. Le gaz se trouve d'ailleurs 

 toujours satur d'humidit , et l'on maintient sa temprature constante. 



Pour dterminer l'oxygne, on introduit dans le mesureur une quantit 

 convenable d'hydrogne ; le laboratoire est commode pour cela : il sert 

 d'entonnoir, et l'on dtermine la force lastique des gaz mlangs, ramens 

 toujours au mme volume. On fait passer l'tincelle lectrique travers les 

 gaz que l'on peut dilater ou condenser volont, et l'on mesure la force 

 lastique que prsente le gaz aprs la combustion et lorsqu'il a t ramen 

 la mme temprature. 



i Si l'on veut se servir de l'appareil pour absorber l'oxygne par les dis- 

 solvants, on opre exactement comme nous l'avons dit, pour sparer l'acide 

 carbonique. Seulement, comme les absorbants de l'oxygne agissent beau- 

 coup moins efficacement, que la potasse n'agit sur l'acide carbonique, il est 

 ncessaire, si l'on veut aller vite, d'agiter plusieurs fois le laboratoire pour 

 hter l'absorption. Nous avons tudi par ce moyen l'absorption par les 

 sulfures alcalins, par l'hydrate de protoxyde de fer, l'hydrate de protoxyde 

 de cuivre. Beaucoup de dissolvants, et des plus nergiques, abandonnent des 

 gaz trangers qui troublent la raction. Ainsi, le sulfite de protoxyde de fer 

 abandonne de l'acide sulfureux; le protochlorure et le protosulBte de cuivre, 

 dissous dans l'ammoniaque, dgagent de l'ammoniaque. Lorsqu'on emploie 

 des dissolvants de cette nature, on opre de la manire suivante: Aprs 

 avoir mesur le gaz que l'on veut analyser, on le fait passer dans le labo- 

 ratoire qui est plein de mercure ; on dtache celui-ci , et on le met en commu- 

 nication avec un second laboratoire, qui est muni, cet effet, d'une monture 

 robinet s'ajustant sur celle du premier, et qui plonge dans une prou- 

 vette pleine de mercure. Ce second laboratoire contient la liqueur ammo- 

 niacale absorbante. Quand l'absorption a eu lieu, on fait passer le gaz dans 

 le premier laboratoire, qui renferme un peu d'acide sulfurique tendu. Le 

 gaz priv d'ammoniaque est envoy dans le mesureur. Il est important de 

 remarquer que les dissolvants n'arrivent jamais en contact avec les robinets. 



Nous avons fait , au moyen de cet appareil , un grand nombre d'exp- 

 riences avec les divers absorbants de l'oxygne : quelques-uns ont t re- 



