(ao) 



deux branches. L'une de ces branches est verticale ; elle porte un robinet et 

 sert faire couler le liquide renferm dans le ballon, lorsqu'on veut remplir 

 celui-ci d'oxygne. La seconde branche est horizontale ; elle reoit un long 

 tube de verre vertical ab, par lequel on introduit le liquide lorsqu'on veut 

 en remplir le ballon. 



Les ballons ne communiquent pas directement avec la cloche : un petit 

 flacon laveur, rempli d'une dissolution concentre de potasse ou de chlorure 

 de calcium, se trouve interpos. On peut juger, par le passage des bulles 

 de gaz travers ce flacon , de la manire dont marche la respiration de 

 l'animal; on peut mme s'en servir pour compter ses pulsations. 



Lorsqu'on veut introduire de l'oxygne dans les ballons, on les a remplis 

 pralablement d'une dissolution concentre de chlorure de calcium : le gaz 

 pntre par l'une des tubulures suprieures, tandis que l'on fait couler le 

 chlorure de calcium par la tubulure infrieure. On remplit le ballon sous 

 une pression un peu plus forte que celle de l'atmosphre extrieure; on laisse 

 ensuite le gaz se mettre en quilibre de temprature avec l'air ambiant; on 

 affleure le liquide un trait de repre, en faisant couler une petite portion 

 de gaz, afin de lui donner une force lastique gale celle de l'atmosphre. 



Ces notions prliminaires sur la disposition de notre appareil suffiront 

 pour faire comprendre notre manire d'oprer. 



Avant de commencer une exprience, on a rempli pralablement les 

 quatre ballons de gaz oxygne; on aintroduit, dans l'appareil condenseur de 

 l'acide carbonique, un poids connu de la dissolution de potasse dont on a 

 dtermin rigoureusement, par une analyse pralable, le contenu en acide 

 carbonique. On introduit alors l'animal, on place le couvercle infrieur de 

 la cloche, mais sans le fermer compltement. Enfin, au moyen d'une forte 

 machine pneumatique, on dtermine un courant trs-rapide d'air travers 

 la cloche, pour empcher l'air intrieur de se vicier avant le commencement 

 de l'exprience. L'eau qui enveloppe la cloche prsente une temprature 

 un peu suprieure celle de l'air ambiant, de sorte que sa temprature ne 

 change que trs -peu pendant l'exprience, la chaleur abandonne par 

 l'animal compensant la dperdition extrieure. On peut d'ailleurs rendre fa- 

 cilement cette temprature absolument stationnaire. 



Quand tout est dispos, on ferme la cloche aprs avoir not la temp- 

 rature et la pression baromtrique, et l'on met en mouvement l'appareil 

 potasse. 



Supposons, pour plus de simplicit, que la respiration de l'animal 

 consiste uniquement dans une absorption d'oxygne et en un dgagement 





