( j66 ) 



prsence (i). L'utile emploi de l'ingnieuse disposition de M. Soleil, dans 

 un grand nombre de cas, a t depuis signal par M. Biot (2) et par d'au- 

 tres physiciens. M. Arago, en remplaant la plaque unique de son pola- 

 riscope, dj si parfait, par la double plaque de M. Soleil, a obtenu plu- 

 sieurs avantages importants, et entre autres la dtermination du plan de 

 polarisation qui est dirig suivant la ligne des centres des deux disques , 

 quand, dans ceux-ci, les deux demi-disques sont de la mme teinte, et encore 

 dans le cas des lumires colores qui, dans ce polariscope, causent quelque 

 embarras sur l'estime de la direction de leur plan de polarisation. Au reste, 

 dans l'instrument de M. Soleil, la constance des indications particulires et 

 la concordance des rsultats obtenus par divers observateurs ne laissent 

 aucun doute sur la prcision de ce point, surtout quand on y joint l'illu- 

 minateur dont nous allons parler, pour obtenir la teinte la plus sensible qui 

 convient chaque cas particulier. 



Ce troisime lment de l'appareil de M. Soleil a pour but de produire 

 une illumination telle, que sans dcolorer le liquide et en employant volont 

 la lumire du jour ou la lumire commode d'une lampe, on puisse oprer 

 nanmoins sur une teinte trs-sensible, que Ton choisit d'aprs la nature du 

 liquide et d'aprs l'organe de l'observateur.. M. Soleil avait d'abord eu 

 recours plusieurs verres colors qu'il plaaitdevant l'appareil, et par des essais 

 successifs il choisissait celui qui produisait la teinte qui variait le plus rapi- 

 dement avec la marche du compensateur, et produisait ainsi le point le plus 

 sensible. Le nouvel illumiuateur, qui donne facilement un grand nombre de 

 teintes diverses, sans grande perte de lumire, est tout simplement une 

 plaque de cristal de roche d'environ 6 millimtres, prcde d'un prisme 



( 1) Pour montrer que, hors des conditions normales si exactement dcrites par M. Biot, et 

 ncessaires pour la sret du point, on peut commettre des erreurs graves, M. Soleil a 

 construit un appareil cadran divis, muni d'une plaque de quartz, donnant la teinte sen- 

 sible. Si , en plein air , on reproduit cette teinte en pointant sur une portion de nuajge mdio- 

 crement claire , cette teinte passe au rouge en pointant sur une portion plus claire , et au 

 bleu sur une portion plus obscure. Si , au moyen de la rotation de l'analyseur , on reproduit 

 forcment, dans tous les cas, la teinte sensible , on trouve alors des angles fort diffrents pour 

 la position de l'analyseur qui reproduit cette mme teinte. Dans plusieurs essais , la diff- 

 rence s'est leve 4 degrs. Si l'on oublie les utiles et indispensables prcautions recom- 

 mandes par M. Biot, le bleu du ciel et d'autres circonstances mtorologiques peuvent 

 porter cette erreur 8 degrs. 



(2) Mmoires de l'Acadmie , tome XX, 1846; Comptes rendus , tome XXI, page 452. 



