(3o ) 



Le premier de ces appareils consiste en un bouilleur mtallique sur- 

 mont d'un tube vertical de mme nature, coud sa partie suprieure et 

 ajust un long tube de cristal horizontal , termin, soit par une pomme d'ar- 

 rosoir, soit par un bouchon qui le ferme imparfaitement. 



Dans le ^bouilleur, j'ai mis de l'eau ordinaire; dans le tube horizontal, 

 j'ai dispos le thermomtre destin devenir un thermomtre talon , lequel 

 est parfaitement calibr, et divis dans toute sa longueur en millimtres; 

 dans ce mme tube de cristal, j'ai plac des manomtres remplis d'eau dis- 

 tille, et recourbs angle droit, de manire faire plonger leur branche 

 libre, galement divise en millimtres, dans des tubes beaucoup plus larges, 

 de mme longueur, et contenant seulement quelques centimtres d'eau. Cet 

 appareil ainsi dispos, le bouilleur a t chauff dessus et dessous , et voici 

 ce que j'ai observ : La vapeur, en se dgageant, remplit le tube de cristal , 

 lve la temprature des objets qu'il renferme , et, bientt, l'eau distille des 

 manomtres passe l'tat de vapeur et dprime l'eau contenue dans les vases 

 qui servent de manchon; le thermomtre talon que l'on veut rgler marque 

 un certain nombre de divisions, et, correction faite du baromtre et de la 

 temprature du lieu o l'on opre, ainsi que de la hauteur en plus ou en 

 moins dans les branches verticales des manomtres, on devrait avoir la tem- 

 prature qui correspond la force lastique de la vapeur des manomtres ; 

 eh bien, il n'en est pas ainsi! De nombreux essais m'ont prouv que di- 

 verses circonstances influaient de manire empcher que les rsultats 

 fussent identiques. 



De ces diverses expriences, j'ai cru pouvoir conclure : 



i. Que la temprature de vapeur d'eau qui parcourt un vase cylindrique 

 n'est pas la mme dans toute sa masse; qu'elle est plus chaude dans la direc- 

 tion de l'axe ; que le rayonnement l'abaisse auprs des parois du vase; enfin, 

 que cette temprature est un peu plus leve l'extrmit du tube par la- 

 quelle la vapeur entre r qu' celle par laquelle elle sort ; 



a . La vapeur, en se refroidissant dans les tubes des manomtres et 

 dans l'eau avec laquelle elle se trouve en contact, produit , par sa prcipi- 

 tation, un mouvement oscillatoire qui peut rendre incertaine la hauteur 

 vraie de la colonne. 



Ge procd, thoriquement, promettait une exactitude plus grande 

 dans la mesure de la pression supporte par la vapeur des manomtres , et, 

 par consquent, dans la mesure de la temprature laquelle ils taient sou- 

 mis ainsi que l'talon , que le procd suivant, dans lequel les manomtres 

 sont faits avec du mercure ; et, bien que cette exactitude ft dans le rapport 



