( 3i ) 



inverse de la densit des deux liquides dont je viens de parler, je me suis vu 

 forc d'abandonner ce premier appareil. 



Celui auquel je me suis arrt consiste en un tube en cristal de o m ,o5 de 

 largeur et de o m ,70 de longueur, l'une des extrmits duquel je place deux 

 manomtres deux branches verticales divises, termins par une tige hori- 

 zontale qui traverse le bouchon et communique avec l'air intrieur. La 

 branche verticale ferme de chaque manomtre est remplie de mercure et 

 contient, dans sa partie suprieure, une petite quantit d'eau distille. 



Par l'autre extrmit, j'introduis mon talon de manire que son rser- 

 voir soit entre deux manomtres, et ne touche pas aux parois du tube; je 

 dispose les divisions de manire ce que la lecture se fasse facilement, je 

 remplis aux quatre cinquimes le grand tube avec de l'eau , et je le ferme 

 avec un bouchon qui ne laisse qu'une petite ouverture suprieure. 



L'appareil , suspendu par des fils mtalliques, est plac au-dessus de 

 fourneaux qui le chauffent dans toute son tendue, et portent le liquide 

 l'bullition. Alors l'eau distille des manomtres passe l'tat de vapeur, 

 dprime le mercure de l'une des branches, et le fait monter dans l'autre jus- 

 qu' ce que son poids, ajout celui de l'atmosphre, fasse quilibre la 

 force de ressort de cette vapeur. Dans cet tat maximum, je lis la hauteur 

 du mercure dans la deuxime branche du manomtre, le nombre de milli- 

 mtres auquel est parvenu le mercure de mon talon; puis, connaissant la 

 pression atmosphrique marque parle baromtre, toute correction faite, 

 le calcul me donne immdiatement la temprature de la vapeur d'eau du ma- 

 nomtre, en prenant pour exacte la dtermination de 27 millimtres, pour 

 force lastique par degr. De l je conclus la temprature qui fait monter 

 mon thermomtre jusqu' telle division, ainsi qu'au point de 100 degrs o 

 il aurait t, si la pression et t celle de o m ,76 exactement. 



> Avec cet talon, que je mets sous les yeux de l'Acadmie , ainsi qu'avec 

 les thermomtres que j'ai mis en exprience l'Observatoire, je me propose 

 de dterminer si 27 millimtres est le nombre exact qui reprsente la varia-- 

 tion de la force lastique de la vapeur d'eau par degr, prs du point de 

 100 degrs. Ce nouveau travail sera pour moi le sujet d'une communication 

 ultrieure ; j'y emploierai les plus grands talons et ferai les lectures avec le 

 plus grand soin. L'accord du point de 100 degrs, dtermin par plusieurs 

 expriences sur le mme talon une petite fraction de degr, me donne la 

 certitude d'atteindre une fixation dfinitive de ce nombre fondamental 

 pour les petites corrections qui rsultent d'une pression diffrente de la 

 pression normale. 



5.. 



